93 
kes Convex- oder Concavglas rückwarts einlegt, das In- 
strument als Loupe benutzen kann. 
Um das Instrument zu gebrauchen, setze man sich 
in einem dunkeln Zimmer dem Kranken so nahe als mög- 
lich gegenüber, so dass das Auge des Beobachters und 
des Patienten, dessen Pupille man mit Atropin erweitert 
hat, in gleicher Höhe sind. Ebenso wird eine hellbren- 
nende Lampe 4—6 Zoll vom Kopfe des Patienten so weit 
nach rückwärts auf ein Tischchen gestellt, dass das Auge 
des Patienten gerade beschattet wird. Nun fügt der Be- 
obachter den Spiegel in das Instrument ein, dreht das 
Rohr derart, dass die Handhaben des Spiegels nach auf- 
und abwärts in der Richtung des Griffes zu stehen kom- 
men, und der schiefe Abschnitt nach dem Lichte zuge- 
kehrt ist, und bringt das aufrecht gehaltene Instrument 
so nahe als möglich an sein Auge in eine solche Stel- 
lung, dass er durch die kleine Oeffnung im Spiegelbelege, 
in der Axenrichtung des Rohres a, das Auge des Kran- 
ken erblickt; mit der andern Hand erfasst er sodann eine 
Handhabe des eingefügten Spiegels und giebt ihm eine 
solche Richtung, dass das Auge gleichmässig beleuchtet 
werde und die Pupille desselben genau in der Mitte der 
erleuchteten Stelle erscheine. Der glänzende Lichtreflex 
der Cornea ‚wird durch leichte, seitliche Bewegungen des 
Instrumentes beseitigt. 
Durch Einlegen eines Concavglases Nr. 10 erhält 
man ein aufrechtes, etwa 24mal vergrössertes Bild der 
Netzhaut. Durch Anwendung des Hohlspiegels mit 4 Zoll 
Brennweite und Vorhalten einer starken Convexlinse Nr. 
2, 3, 4, unmiltelbar vor das beobachtete Auge, erhält 
man ein scharfes, verkebrtes Bild der Netzhaut von zwei- 
bis vierfacher Vergrösserung. Zur Untersuchung der bre- 
chenden Medien genügt gewöhnlich das Planglas oder der 
Convexspiegel von 7 Zoll Brennweite allein; durch Einle- 
. gen von Convexgläsern Nr. 12, 8, 6, rückwärts in das 
Instrument erhält man eine beliebige Vergrösserung. 
Um das Instrument nach Art des Helmholtz’- 
schen zu gebrauchen, legt man den Ring mit den Plan- 
gläsern und den entsprechenden Concavgläsern ein, stellt 
das Licht näher an sich heran und beschattet das zu un- 
tersuchende Auge mittelst eines Schirmes so, dass die 
Schattengränze unmittelbar vor demselben vorüberstreicht. 
Will man zum Schutz des eignen Auges gegen das Lam- 
penlicht und zur sichereren Fixirung des kranken Auges 
die in Fig. 7 dargestelte Scheibe anwenden, so schiebe 
man sie über den Ring c und lasse den Kranken der 
Reihe nach die einzelnen Zahlen oder Linien fixiren.“ 
„Der Augenspiegel von Coccius, 
dargestellt in Fig. S in halber Grösse. — Derselbe be- 
steht aus einem kleinen viereckigen Planspiegel a von 14 
par. Linien Durchmesser, der im Centrum durchbohrt ist. 
Diese Oeffnung hat 2 par. Linien im Durchmesser und 
ihr vorderer dem beobachteten Auge zugekehrter Rand ist 
etwas abgeschliffen. Der Spiegel ist in eine dünne Mes- 
singplatte gefasst, welche an ihrem untern Ende in einen 
94 
dünnen Fortsatz übergeht, der mittelst der Schraube c 
an die Stange b befestigt wird. Die Stange ist 14, par. 
Linien stark und mit den kurzen Branchen, welche den 
Spiegel halten, 21 par. Linien lang. Mit ihrem untern 
Ende ruht sie auf dem Querbalken d und wird hier durch 
den Handgriff e mittelst einer Schraube an seinem obern 
Ende fest angedrückt. Der Querbalken ist 18 par. Lin. 
lang und zur Hälfte geschlitzt, damit der Spiegel nach 
Lüftung der Schraube des Handgriffes einer Convexlinse 
genähert und von ihr entfernt werden kann. Diese Con- 
vexlinse von 5‘ Brennweite ruht in einem federnden, ge- 
schlitzten Ring f auf der Stange g, so dass das Cen- 
trum der Linse dem Centrum der Spiegelöffnung gegen- 
über ist. Sämmtliche metallene Theile des Instrumentes 
sind durch Lapis infernalis schwarz gefärbt. Aus 
einander genommen kann das Instrument in ein kleines 
Etui gelegt werden. In neuerer Zeit sind die Spiegel von 
Coccius noch mit der in Fig. 9 abgebildeten Vorrich- 
tung versehen. Dieselbe besteht aus einer dünnen ge- 
schwärzten Messingplatte h, welche mit einem 4‘ im 
Durchmesser grossen Loche versehen ist und mittelst ih- 
rer umgeschlagenen Ränder über den Spiegel a gescho- 
ben wird; ausserdem trägt sie an dem doppelten Char- 
niergelenk i den federnden Ring k zur Aufnahme beliebiger 
Linsen. Schiebt man dieselbe über die Spiegelfläche von a, 
so wird einestheils die Beleuchtung abgeschwächt, andern- 
theils kann man durch Einlegen der Convexlinse von 5 
Brennweite in den Ring k die Beleuchtungslinse gleich 
mit dem Spiegel selbst verbinden, wodurch der Arm d 
und die Linse f entbehrlich wird; oder man kann auch 
den Ring k hinter den Spiegel anlegen und ihn so zur 
Einsetzung eines beliebigen Ocularglases benutzen. Mit 
“grossem Vortheil bedient sich Coccius jetzt kleiner 
planer Metallspiegel, an denen die Beleuchtungslinse durch 
Kugelgelenke befestigt ist. 
Beim Gebrauch wird die Linse nach der Licht- 
flamme gerichtet, welche mindestens einige Zoll weiter, 
als die doppelte Brennweite der Linse beträgt, von ihr 
entfernt sein muss und in gleicher Höhe mit dem zu 
untersuchenden Auge steht. Unter Lüftung der Schraube 
stellt man den Spiegel etwas schräg zur Linse und zu 
dem beobachteten Auge ein; ist er richtig eingestellt, so 
sieht man, wenn man das vergrösserte Flammenbild auf 
die Wange des zu Untersuchenden wirft, einen lichten 
Kreis mit einem dunkeln Fleck in der Mitte, entsprechend 
dem Loch im Spiegel. Indem man nun den Kranken, 
nach der entgegengesetzten Seite als die ist, deren Auge 
man untersuchen will, einen Gegenstand im Rücken des 
Beobachters fixiren lässt, richtet man den dunkeln Fleck 
auf die Mitte der Pupille und schaut nun, indem man 
sein Auge möglichst nahe hinter den Spiegel bringt, durch 
das Loch in das zu beobachtende Auge. Eine Erweiterung 
der Pupille mit Atropin ist nicht nothwendig. Zur Un- 
tersuchung des Auges im umgekehrten Bilde wendet man 
eine Conyexlinse von 24, seltner 2 Zoll Brennweite an, 
die man entweder mit Zeige- und Mittelfinger der Ben 
