347 
betrifft, woraus ich meine Mutterträger anfertigen lasse, 
so bin ich nach vielfachen Versuchen beim Buchs- 
baumholz stehen geblieben, welches sich durch seine 
Leichtigkeit auszeichnet und gut bearbeiten lässt *), 
Die Bildung von zwei Blättern nach Zwank ist 
eine Einrichtung, welche so viele Vortheile in sich ver- 
einigt, dass sie jedenfalls beibehalten werden musste. 
Was aber die Form derselben betrifft, so hielt ich eine 
Veränderung für. ganz besonders nöthig. 
Bei Zwank und Schilling laufen die Blätter be- 
kanntlich von oben nach unten und innen, und haben 
nur in der Mitte eine geringe Ausbuchtung nach aussen. 
Diese Beschaffenheit der Blätter verleiht aber dem appli- 
cirten Instrumente wenig Halt und ist nach meiner An- 
sicht die Ursache, warum es bei breiten Scheiden und 
bei einem starken Druck die nach abwärts drängende 
Gebärmutter so leicht herausgleitet. Ich habe daher 
die Blätter, welche eine eiförmige Gestalt 
haben, an ihrem äussern Ende ganz schwach 
umgebogen, so dass hier eine convexe Flä- 
che nach oben und eine concavye nach unten 
gerichtet ist. Wegen dieser Vorrichtung 
schliessen sich die Blätter dicht an die in- 
nere Fläche des absteigenden Astes des 
Schambeins an und bilden somit gleichsam 
einen Widerhaken, wodurch ein Herausglei- 
ten des Instruments fast unmöglich wird, 
vorausgesetzt, dass dasselbe dem indivi- 
duellen Falle genau angepasst ist. Die Aus- 
dehnung und Erschlaffung der Vaginalwände 
mag einen noch so hohen Grad erreicht ha- 
ben, der Uterus wird doch hinreichend ge- 
tragen, wenn das Instrument diese Stütz- 
punkte an beiden absteigenden Aesten des 
Schambeins gefunden hat. Ferner finde ich einen 
Hauptvortheil meines Mütterträgers in dem Umstande, 
dass die Blätter in der Mitte sich vollständig vereinigen, 
sondern nur vorn und hinten durch ein kräftiges Schar- 
nier aus Neusilber zusammengehalten werden, wodurch 
eine runde Oefinung in der Mitte entsteht, welche zum 
Abflusse der Secrete und zur Aufnahme der Vaginalpor- 
tion dient. Man hat nicht zu befürchten, dass letztere 
hier eingeklemmt werden könnte. Ich halte diess für 
gänzlich unmöglich. Es soll durch diese Oeff- 
nung jeder Quetschung der Vaginalportion 
vorgebeugt werden, indem sie sich hier einla- 
gern kann, Tiefer als vier Linien vermag sie nicht 
einzudringen, weil alsdann der Kanal viel schmäler wird. 
*) Neuerdings habe ich ein Material kennen gelernt, wel- 
ches noch den Vortheil gewährt, dass es gegossen werden 
kann. Es ist diess eine vulkanisirte Kautschukmasse, welche 
man imitirtes Horn nennt. Die Bandagisten Aloys 
Mies und Sohn in Cöln und Coblenz. werden solche 
Mutterträger giessen lassen und für einen noch billigern Preis 
verkaufen. 
348 
Da die Oeffnung nur 3 Zoll im Durchmesser hat, so wird 
eine breite Vaginalportion, wie sie sich gewöhnlich bei 
vollkommenen Gebärmultervorfällen findet, sich hier nur 
auflagern können, jedenfalls aber vor jedem Drucke ge- 
sicherter sein, als wenn ein metallenes Scharnier ihre 
Unterlage bildet, wie es bei den andern Instrumenten 
der Fall ist. Mag nun die Vaginalportion sich an die- 
ser Oeffnung auf- oder einlagern, jedenfalls sichert diese 
Lagerung der Vaginalportion die Fixirung des Instrumen- 
tes und verhütet ausserdem eine Umdrehung desselben. 
Um den Schluss der beiden Blätter zu bewirken, 
habe ich vielfache Versuche angestellt, deren nähere Aus- 
einandersetzung ich unterlasse, da sie für jeden Andern 
ohne Interesse sein würde. Schliesslich kam ich auf die 
Idee, den Blättern nach unten einen Fortsatz zu geben, 
wodurch ein Ring entstand und die runde Oeffnung zwi- 
schen den beiden Blättern in einen kurzen Kanal ver- 
wandelt wurde. Nun lag auch der Gedanke nahe, die 
Blätter mittelst eines über die kurzen Fortsätze gescho- 
benen Kautschukringes auseinanderzuhalten, dessen Elasti- 
cität ein Zusammenlegen derselben nicht verhindert. 
Endlich musste noch dafür gesorgt werden, dass die 
Patienten im Stande wären, selbst und ohne fremde 
Hülfe das Instrument zu appliciren. Zu diesem Zwecke 
wurde der ringförmige Fortsatz auf beiden Seiten zu ei- 
ner Spitze mit Beckenkrümmung verlängert. Der Aus- 
gangspunkt derselben ist kugelig geformt, um das An- 
fassen zu erleichtern. 
Die Application meines Hysterophors geschieht auf 
eine leichte Weise. Nachdem man die Patientin in eine 
horizontale Lage gebracht und die vorliegenden Theile 
so viel als möglich zurückgebracht hat, ergreift man 
mit Daumen und Mittelfinger die Knöpfchen der Fort- 
sätze und bringt, letztere auseinanderziehend, die beiden 
Zeigefinger an die untere Fläche der beiden Blätter gleich 
oberhalb des Kautschukringes, um auf diese Weise: die 
beiden Blätter zusammengelegt zu erhalten. 
Nun schiebt man die zusammengelegten Blätter bis 
zum Kautschukring in den Scheidenkanal und fasst die 
Knöpfchen mit‘ Daumen und Zeigefinger. Indem man 
jetzt das Instrument vorsichtig weiter ‚vorwärts drängt, 
wirkt ‘die elastische Kraft des Kautschukringes und treibt 
die Blätter ‘auseinander, ‘wenn der Mutterträger das 
zweckmässige Maass hat und überhaupt dem. individuellen 
Falle anpasst. Durch die zusammenschnellende Kraft des 
Kautschukringes wird die Anlegımg des Mutterträgers 
ungemein erleichtert und ist: das Werk eines Augenblicks, 
Darin finde ich wiederum einen Vorzug meines Instru- 
mentes, dass man mittelst dieses Ringes genau ermessen 
kann, ob dasselbe vollkommeu‘ passt. Diess ist der Fall, 
wenn nach dem Auseinanderschnellen der Blätter die 
Knöpfchen der Fortsätze sich dicht aneinanderlegen und 
hierauf ein leichter Zug am Instrument den Beweis lie- 
fert; dass dessen Blätter genau hinter dem absteigenden 
Aste des Schambeins anliegen. 
