DISTRIBUTION DE LA TEMPERATURE DANS LES PLANTI'S 217 



P 



rature ambiante, celle de points aussi nombreux que Ton voudra 

 (1, 2, 3.„.) de la plante. 



Appareils de mesure, — L'emploi, priiicipalement, de la deuxi^mc 

 methode, fait rejeter completement la mesure directe du courant 

 thermo-c4eclrique; les resistances des diverses pincessont en effet assez 

 difldrentes et assez mal definies; il devient done n^cessaire d'utiliser 

 un systeme de compensation, Le dispositif que nous avons adopte 

 est celui du compensateur de Ltndeck. 



^n principe ce dispositif comporte un premier circuit (I) com- 

 prenant les pinces thermo-<^lectriques B (fig. 2) un galvanoiu^tre 

 a cadre mobile G (devant 

 servir d'appareil de 0) et une 

 resistance fixe R. Cette resis- 

 tance fait en outre partie 

 d'un 2® circuit (II) contenant 

 un amperemetre A, un rheos- 

 tat H et une pile P. Si Ton 



porte les pinces a des tempe-. Fig, 2 



ratures T et T' a comparer, 



un courant thermo-61ectrique tend a s'etablir dans le circuit I et a 

 pour effet de devier Taiguille du galvanom^tre, Mais on pouira la 

 ramener au en etablissant, aux 2 extremity de la r(5sistance R, 

 par un courant convenable dans le circuit II, une difTerence de 

 potentiel egale et de sens contraire a la force thermo-electrique* 

 La simple lecture, sur Tamperemetre A de ce courant compensa- 

 teur mesure la force thermo-electrique, c'est-^-dire (ceci est prati- 

 quement exact pour de "faibles differences de temperature et les 

 couples employes) la difference de temperature T-T' des pinces. 



L'appareil que nous avions h notrc disposition et qui venait de 

 la maison Siemens et Halske, possedait primitivemcnt une sensi- 

 bility trop faible : une division de I'amperemetre par degrc pourle 

 couple constantan-cuivre. La construction de l'appareil s'est trouv^e 

 toutefois suffisamment parfaite pour permettre de multiplier cette 

 sensibilite par 50 environ. Dans ce but, nous avons triple la longueur 

 du fil de suspension du galvanometre el dispose pour I'observation de 

 raiguille un microscope micrometrique analogue a ceux qui existent 

 sur les balances du type Curie; ce galvanometre avait ainsi conserve 



