248 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE 



louie sa robustesse et restait ires transportable. Pour accroltre 

 parallelement la sensibilite de Tamperemetre A, il nous a suffi de 

 shunter convenablement la resistance R par une resistance R' 49 

 fois plus faible environ : le courant traversant Tamperemetre est 

 alors 50 fois superieur a celui qui traverse la rfeistance R. 



Les couples Ihermo-eledriqaes. — Pour atleindre la precision que 

 nous desirions, nous avons rapidement rejete les aiguilles thermo- 

 ^lectriques biologiques acier-maillechorl a cause de Timpossibilite, 

 ou nous avons ete, de nous procurer des fils de jonctions physique- 

 ' ment identiques aux pinces, et aussi, a cause des couples secondaires 

 Ijroduits aux poles en cuivre de notre appareil de mesure par le 

 contact des poles maillechort des pinces. Nous avons utilise des 

 couples acier-caivre et surtout des couples conslantan-cuivre beau- 

 coup plus sensibles. 



Nos pinces etaient de 2 dimensions : pour les parties minces ou 

 tendres de la plante (feuilles, fleurs, rameaux verts) elles etaient 

 constituees par des fils de 1/10 de millimetre environ des deux 

 metaux, sondes entre-eux k leur extremite et formant une pointe 

 sufTisamment aigue. Pour les parties plus epaisses ou ligneuses, nous 

 employions des fils d'acier de mm. 5, s'il s'agissait des couples 

 acier-cuivre, ou bien nous supportions les pinces constantan-cuivre 

 precedentes par une tres fine aiguille d'acier soudee k leur extre- 

 mite. Dans tons les cas, les pinces etaient soigneusementisolees par 



un vernissage ala gomme-laquCj et les poles acier ou constantan 

 etaient reunis entre cux par des morceaux du fil meme qui avait servi 

 k les construire tandis que les poles cuivre etaient reunis, egalement 

 par un morccau du meme fil, aux bornes*en cuivre de I'appareil de 

 mesure. 



Les aiguilles ainsi construites etaient choisies de fagon a etre 

 aussi identiques que possible entre elles; un choix assez severe s'im- 

 posait, surtout lorsque un certaiji nombre d'entre elles devaient 

 etre utilisees simultanement. Ces dernieres mesures etaient faites 

 avec des pinces cuivre-constantan ; le meme fil de constantan nous 

 servant pour toutes nos experiences, nous avons pu aisement realiser 

 une vingtaine de pinces assez comparables entre elles pour rendra 



r 



inutile un etalonnage particulier de chacune d'elle. 



La sensibilite obtenue avec de tels appareils tMait plus que suffi- 



