XIX 



für die es allerdings noch keine endgültige Definition giebt, sondern 

 in der sogenannten Indifferenzzone. Und so hat man sich nach 

 Fakaoay's Vorgang daran gewöhnt, die magnetischen Erscheinungen 

 unabhängig von den Polen zu betrachten und dafür die Kraftlinien 

 in ihrer Richtung und Zahl zum Hauptstudium zu machen. Zudem 

 erscheint es auch als vollkommen gewiss, dass es keinen Magnetismus 

 ohne elektrische Prozesse (gegenwärtige oder vergangene) giebt und 

 dass neben elektrischen Entladungen magnetische Erscheinungen not- 

 wendig einhergehen. Jeder Strom erzeugt in der Umgebung des 

 Leitungsdrahtes ein magnetisches Feld, d. h. einen mit magnetischen 

 Kraftlinien erfüllten Raum. Also unmagnetisch ist eigentlich in diesem 

 Räume nichts. Aber von allen Stoffen, die ihn anfüllen können, ist 

 Eisen der einzige, der die magnetischen Wirkungen in hohem Grade 

 zu steigern vermag. Befindet sich z. B. im Innern einer vom 

 elektrischen Strome durchflossenen Drahtrolle ein Eisenkern, so entzieht 

 er dem übrigen Räume die Mehrzahl der Kraftlinien, deren Zahl 

 gleich stark zunimmt; er sammelt und konzentriert sie, und zwar 

 gleichfalls in geschlossenen Kurven. Man hat diesen Vorgang im 

 Eisen als magnetische Induktion und weniger glücklich als mag- 

 netischen Fluss oder Strom bezeichnet und den Grad dieser Fähigkeit 

 bei den einzelnen Eisensorten als Durchlässigkeit oder Permeabilität. 

 Wie wichtig die Kenntnis dieser Verhältnisse nicht nur für die reine 

 Wissenschaft, sondern mehr noch für die Technik ist, erhellt schon 

 daraus, dass eine grosse Zahl von Apparaten, namentlich die Dynamo- 

 maschinen, auf ihr beruhen. Es ist deshalb eine der wichtigsten 

 Aufgaben der Technik, die Fähigkeit festzustellen, mit der eine 

 bestimmte Eisensorte Kraftlinien sammeln kann. Im Laufe der 

 letzten lO bis 15 Jahre sind zahlreiche Apparate zur Ermittelung 

 der Permeabilität des Eisens konstruiert worden ; einer der ältesten 

 beruht darauf, dass man einen eisernen Körper durch einen elek- 

 trischen Strom von bekannter Stärke magnetisiert und ihn dann 

 unter Benutzung einer zweiten Drahtspule zur Hervorbringung eines 

 Induktionsstromes benutzt, dessen Elektrizitätsmenge mit einem 

 ballistischen Galvanometer bestimmt wird. Bei einer anderen Art 

 von Apparaten wird die Stärke des Magnetismus des Eisens durch 

 seine Tragkraft gemessen. Eine auch hiervon abweichende Methode 

 findet bei dem Koei'ski, 'sehen Magnetisicrungsapparate Verwendung. 

 Ein völlig unmagnetischer, gekrümmter Eisenblock hat an den beiden 

 gegenüberliegenden Enden je eine Durchbohrung, durch die der zu 

 prüfende Eisenstab gelegt wird. Findet nun Magnetisierung statt, 

 so entsteht ein geschlossener magnetischer Kreis mit fast nur inneren 

 Kraftlinien. Nun ist der Eisenklotz in einem äusserst schmalen 

 Spalt, der sich in der Mitte zu einer Höhlung erweitert, durch- 

 schnitten. In dieser Höhlung ist an einer Spirale eine feine 

 Galvanometerrolle mit Zeiger befestigt. Wird nun der Stab mag- 

 netisiert, so werden die Kraftlinien in dem Hohlraum konzentriert, 

 die Spirale dreht sich, falls die Galvanometerrolle von einem Hülfs- 

 strome durchflössen wird, und der Zeiger giebt auf einer Skala, die 

 in der Zahl der Kraftlinien geaicht ist, die Stärke des Magnetismus an. 

 Das Maximum der Kraftlinien für den Apparat ist 20 000 für den 

 Quadratcentimeter Eisen. Wie auch die Prüfungen des Apparates 

 im Physikalischen Staatslaboratorium gezeigt haben, ist er ungemein 

 bequem und zuverlässig. I)cr Vortragende hat nun den A])paral 



