3] Kapillaritätsversiiche an einem System dünner Platten. 383 



üboieinaiulcrliegeiideti Platten eine weitere Annäherung derselben uin 

 eine bestimmbare, zuweilen sogar recht erhebliche Größe.» 



Auf Anregung meines Freundes Prof. 0. Bütschli habe ich es 

 unternonnnen, die Erscheinungen, die sich bei dem Eindringen von 

 Flüssigkeit in ein System dünner Platten abspielen, genauer zu beob- 

 achten. Es handelt sich dabei vorzüglich um genaue Messung der 

 Erweiterung oder Verengerung eines solchen Systems. Dazu benutzte 

 ich, nachdem sich andere Methoden als weniger praktisch erwiesen 

 hatten, auf Empfehlung von Prof. W. ScJuiiidlc^ den Deckglastaster, 

 der im Katalog Nr. 30 der optischen Werkstätte von Karl Zeiß unter 

 Nr. 49, S. 19, aufgeführt und abgebildet ist. Mit diesem Instrument 

 kann man bequem und genau arbeiten, und, da es vielleicht noch für 

 andere, insbesondere auch pflanzenphysiologische Untersuchungen, ge- 

 eignet sein dürfte, will ich es hier etwas ausführlicher beschreiben. 



«Die Messung erfolgt mittelst einer Zange, welche aus einem 

 dosenförmigen Gehäuse hervorsteht. Die Ablesung geschieht durch 

 einen Zeiger, der über einer Kreisteilung am Deckel des Gehäuses 

 spielt. Die Teilung giebt direkt ^jioo mm an.»^) ^/looo mm können 

 noch leicht geschätzt werden. Die Schneiden der Zange sind "J) nun 

 lang. Über die innere Einrichtung des Instruments erhielt ich von 

 der Firma Karl Zeiß folgende Auskunft: 



«Von den beiden aus der Dose herausragenden Zangenarmen 

 ist der eine um eine Axe am entgegengesetzten Ende drehbar und 

 mit einem Zahnradsegmente 1 fest verbunden, welches letztere durch 

 Übertragung ein anderes Zahnradsegment 2 bewegt, das in die ge- 

 zahnte Welle des Zeigers eingreift. An der andern Seite der Welle 

 greift ein Zahnradsegment 3 ein, welches durch Spiralfederzug in 

 Thätigkeit gesetzt wird und durch Übertragung auf die Zeigerwelle, 

 von dieser weiter auf Zahnradsegment 2 und 1, den bewegten Arm 

 leicht gegen den feststehenden drückt. In dieser Stellung steht der 

 Zeiger auf 0. Werden nun die beiden Arme auseinanderbewegt, 

 so wird die Zeigerwelle durch das Zahnradsegment 2 gedreht und 

 nimmt den Zeiger mit. Gleichzeitig wirkt das durch Spiralfederzug 

 gehaltene Zahnradsegment 3 dieser Bewegung entgegen , wodurch 

 toter Gang des Messungsmechanismus vermieden wird. » 



Anfangs benutzte ich ein Instrument I, das nicht direkt von der 

 Firma bezogen war. Indem ich die Dicke einiger dünner geschliffener 

 Deckgläser erst einzeln, dann zusammen zu mehreren zugleich, bestimmte 



'; Aus dem Zeiß'scben Katalog. 



26* 



