5] Kapillaritiitsvcrsnehe an einem System dünner Platten. 385 



10 g an den Faden gehängt werden; dies beweist, daß bei der Be- 

 wegung im Innern einige Reibung stattfindet. 



Bei der Benutzung des Instrumentes sind einige Punkte zu be- 

 achten. Der Zeiger stellt sich, wenn sich die Schneiden der Zange 

 berühren, nicht immer auf ein, was unter Umständen zu berück- 

 sichtigen ist. Die Einstellung des Zeigers ändert sich auch, je nach- 

 dem man die Zange rasch oder langsam zuschlagen läßt; ebenso bei 

 Erschütterung des ganzen Instruments. 



Bei der Messung der Dicke dünner Platten ist noch folgendes 

 zu berücksichtigen. Es ist oft von Bedeutung, solche Platten 

 oder Plattensysteme v/iederholt an derselben Stelle zu messen, wozu 

 der mittlere Teil der Mittellinie besonders geeignet ist. Darum stellte 

 ich die Schneiden der Zange immer nach dem Augenmaße vertikal 

 auf die Mittellinie der Platten ein. Damit die Platten nicht hinunter- 

 glitten, wurden sie immer auf eine Unterlage gestellt und zwar auf 

 eine dickere Glasplatte, die dann durch unterlegte Gegenstände in 

 ihrer Höhe so geregelt war, daß die Schneiden der Zange gerade in 

 die Mitte der vertikalen Mittellinie der Platten fielen. 



Für die Genauigkeit der Messung ist ferner von großer Wichtig- 

 keit, daß die Schneiden der Zange senkrecht zur Fläche des zu 

 messenden Objekts stehen. Wenn einzelne dünne Deckgläser zwischen 

 die Schneiden gebracht werden, so stellen sich diese von selbst senk- 

 recht zur Fläche ein ; wenn man aber eine größere Anzahl zusammen 

 in das Instrument bringt, so geschieht dies nicht immer. Man be- 

 wegt darum im letzteren Falle immer das zwischen den Schneiden 

 befindliche Objekt etwas im Bogen nach rechts und links, bis der 

 Zeiger die geringste Dicke angiebt; dann ist man sicher, daß die 

 Schneiden die richtige Stellung haben. 



Wenn man alle eben erwähnten Vorsichtsmaßregeln beachtet, so 

 glaube ich, daß die Messungen sehr genau ausfallen, und daß man 

 bei wiederholter Messung desselben, in der Dicke einigermaßen gleich- 

 artigen, Objekts, wie z. B. eines geschliffenen Deckglases, nur Unter- 

 schiede von etwa 0,002 bis 0,003 mm finden wird. 



Alle Deckgläser, die zu meinen Versuchen dienten, wurden mit 

 konzentrierter Schwefelsäure behandelt, dann in oft erneuertes Wasser 

 und endlich in Alkohol gelegt, was nach Bedarf wiederholt wurde. 

 Zum Trocknen wurden sie mit einem weichen leinenen Tuche ab- 

 gewischt und die etwa am Glase haftenden Fasern mit einem 

 Pinsel entfernt. 



