386 



E. Askenasy: 



[6 



Zunächst will ich einige Versuche mitteilen, die ich zur Prüfung 

 der Genauigkeit der Instrumente anstellte. Es wurden 9 geschliffene 

 quadratische Deckgläser von 18 mm Seite (von Karl Zeiß bezogen) 

 der Reihe nach mit dem Deckglastaster I gemessen; dies wurde zehn- 

 mal wiederholt. Die Zahlen, die ich dabei für die Dicken der einzelnen 

 Gläser erhielt, lagen zwischen folgenden Grenzen (in ^jioo mm): 



1) zwischen 30,2 und 30,5 



Durch Addition der Dicken sämtlicher Gläser, wie sie bei jeder 

 Messung sich ergaben, erhält man Zahlen, die zwischen 345,5 und 

 347,9 liegen. Die wirkliche Genauigkeit ist indessen größer, als sie 

 nach diesen Zahlen erscheint, da die Summe der Dicken sämtlicher 

 Gläser mit jeder Messung regelmäßig abnahm, so daß hier eine kon- 

 stant das Resultat beeinflussende Ursache wirksam gewesen sein muß, 

 die ich aber nicht ermittelt habe. 



Instrument II wurde in derselben Weise durch Messung der 

 Dicken von je 10 geschliffenen Gläsern geprüft. Ich erhielt hier 

 folgende Zahlen: 



1) 29,7 — 29,9 



2) 30,8 — 30,9 



3) 29,3 ~ 29,5 



4) 30,2 — 30,4 



5) 40,0 



6) 44,2 — 44,4 



7) 44,2 — 44,3 



8) 44,8 — 45,0 



9) 41,4 — 41,5 

 10) 30,7. 



Die Summen der Dicken der 10 Gläser bei jeder Messung lagen 

 zwischen 365,4 und 366,5. 



Wenn man die Dicke einer Anzahl einzelner dünner Platten mißt 

 und die einzelnen Zahlen addiert, so erhält man eine Zahl, die als die 



