— 139 — 
dass die beiden horizontalen Fäden in einer Entfernung 
von einander stehen, die einige Secunden weniger als 
das Durchmesserminimum für Mars während der Op- 
positionszeit beträgt und der Planet ist alsdann so ein- 
zustellen, dass ausserhalb der Fäden gleiche Segmente 
abgeschnitten werden. Die Resultate von 1862 haben 
gezeigt, dass durch diese Methode eine viel sicherere 
Einstellung ermöglicht ist. „Vorzüglich aber erhält der 
Bevbachter die Gewissheit, etwas ihm völlig Bestimmtes 
beobachtet zu haben, etwas, was nur auf eine Weise 
eingestellt werden kann.“ ') 
Diese Methode kann auch auf kleinere Instrumente 
angewendet werden, ohne dass bei denselben eine 
Umänderung nöthig ist, sofern diese Instrumente neben 
dem festen noch einen beweglichen Horizontalfaden 
besitzen ; der Beobachter hat alsdann nur nöthig, den 
beweglichen Faden vor Durchgang der ersten Stern- 
gruppe auf eine geeignete, bekannte Entfernung zu 
stellen und ihn in dieser Lage unberührt bis nach dem 
Durchgang der letzten Gruppe zu belassen. — 
Es ist selbstverständlich , dass etwaige Neigungen 
der Declinationsfäden auf’s genaueste geprüft werden 
müssen und zwar während der Beobachtungsdauer 
selbst. Diese Neigung und der Parallelismus der beiden 
Fäden werden ermittelt mit Hülfe eines Collimators, 
der auf’s sicherste nivellirt werden kann. — 
Die Theilungsfehler des Kreises und die periodi- 
schen Fehler der Schraube und des Micromelers sind 
genau zu untersuchen. Bei jedem Microskop ist so- 
wohl der vorhergehende als auch der nachfolgende 
!) A. Winnecke, Beobachtungen des Mars um die Zeit der Oppo- 
sition 1862, Seite 8. 
