— lyi — 



Insinimenten wiinschenswerlh hallen ancrkennen lassen. Icli liabe 

 auf dieser Rcise drei Wocben mit ihin dcnselben Gcgenstand bear- 

 beilet, und als Résultai die vollstandigen, vom Kiinsller entworfenen 

 Zeicluiungeu eines Mcridiankreises nebsl Bericliligiingsapparalen, Avie 

 icli sie bei dea Herren Repsold bestellle, der Commission vorgelegt. 

 Der neue Meridiankrels unterscheidet sich von den friiheren in fol- 

 genden wesenllichen Theilen: 



i) Stalt eines Sfiissigen Fernrohrs mit 48 Lin. Oeffnung, wird ein 

 slh'rkeres von 6| Fuss mit 65 Lin. Oeffnung angebraclif. An demsel- 

 ben sind die Reichenbacbschen Hebel weggelassen; stalt dessen sind 

 beide Rohrenden conisch, um die Biegung zu mindern. Um dièse 

 aber ganzlich zu eliminiren, ist das Rchr so eingerichlet, dass Objecliv 

 und Ocular ihre Standpunkle an demselben Mechseln konnen. Beide 

 Theile sind dalier von genau gleichem Gewichle und Averden so 

 gearbeitet, dass sie vor die Enden des Rohrs slumpf vorgeschraubt 

 Averden. 



2) Stalt des bislierigen 5fussigen Kreises an dem einen Ende der 

 Axe, Averden ZAvei Kreise, jeder von 4 Euss Durchmesser angebracht, 

 einer auf jedem Ende, Avodurch das Instrument in allen Theilen sym- 

 melrisdi Avird. 



.S) Die Hemmung und MicromelerbeAvegung Avird so nahe als 

 mbglich gegen das Cenlrum verselzl, d. h. auf die conische Axe, 

 diclil an die Seite des Cubus. 



4) Die Ablesung geschieht nicht durch Verniere, sondern auf je- 

 der Seite durch vier Microscope, Avelche aber nicht an einem, auf der 

 Axe befindiiclien Kreise, sondern an Rahmen angebracht sind, die 

 auf den Lagcrplallen liegen, und auf diesen eine concentrische Be- 



