- 175 - 



Zeichnungen geben das Instrument in zwei Ansichten Im Maasssiabe 

 I der wirklichen Grosse. Eigentliiiinlith isl diesein Instrumente vor- 

 ziiglich folgendes : 



i) Die opiische Stiirke des Fernrohrs von G Fuss Brennwelle und 

 C6 Lin. Oeffnuug. 



2) Die elliplische, halb conische Form der Rohrhalften, wodurch 

 in der Richlung der Schwere, durcli die grossere Axe der grtissere 

 AViderstand gegen die Biegung erzeugl wird. 



3) Die innige Verbindung desselben mit einer sehr sîarken Ho- 

 rizontalaxe und dem Kreise, wodurch es sich der Conslruclion des 

 Tiougliton'scben Mauerkreises nlilierl, indem es auch Avie dieser 

 durch Microscope abgelesen wird. 



4) Da aber das Instrument um eine slarke lange Verlicalaxe ge- 

 dreht Averden kann, nach Art der iSzoUigen Miincbner Verlicalkreise, 

 se liât es den Vorzug vor dem Mauerkreise, ausser und im Meridian 

 und in beiderlei Lagen gegen die Axe bei einer einzigen Culminalion 

 gebrauclit zu Averden, und so durch die Umdrehung die \ eranderlich- 

 keit der Microscope zu climiniren. 



5) Durch Verwechslung des Oculars und des Objectivs wird die 

 Biegung vollig aufgehoben. 



6) Das Ocularrohr hat eine neue Einrichtung bekommen, wonach 

 die Verbindung desselben mit dem Hauplrohr weit fester isl, als friiher; 

 sic gewahrl den Vorlheil, auch fiir die Berichligung des Focus eine 

 Micromclerbewcgung zu haben. 



Erlel sieht dies Instrument als die hochsle Leistuns an, die ans 

 seinem, seit so vielen Jahrea durch die Irefflichslen Kunstwerke be- 

 wahrlen Instilute hervorgegangen sein wird. 



