— 177 — 



ausgehauen, und nimmt hier die Vorrichtung auf, welche den Druck 

 der Axe auf die Lager auflicbl, und zugleich zur Umlegung des ganzen 

 Instruments in den Lagern angewandl wiid. Die W asseï Avaage hleibt 

 beslandig auf der Axe stehen. Dièse w'ivà aucb niclit auf der Axe 

 selbsl umgeseizl, da der Apparat zur Umlegung mit sokher Leichlig- 

 keit angewandl werden kann, dass das Instrument bei dem Durch- 

 gange eines dem Zenith nahen Slerns, eine Beobachtung in beiden 

 Lagen in jeder Halfte des Verticals gestaltet, wodurch aiso sowohl 

 ostlich als wesllich aile constanten Fehler vollstandig eliminirt werden. 

 Die feine Bewegung des Instruments um die Axe geschieht von der Milte 

 der Axe aus, wodurch jede Torsion derselben unmoglich wird. Dies 

 mag hinreichen eineu Bcgriff von diesem eigenlhiimlichen Instrumente 

 zu geben, dessen erstc Idée von mir Herrn A. Repsold zwar angege- 

 ben wurde, von ihm aber wesentliche Verbesserungen erhielt, indem 

 er namentlich den ganz eigenlhiimlichen Apparat zur Umlegung und 

 Aequilibrirung erdacht hat. Ich zweifle nicht, dass dies Instrument 

 in der Vollkommenheil ausgefiihrl, die von Herrn Piepsold zu erwar- 

 ten ist, mil Eifolg zu einer scharfen Untersuchung der Constanten 

 der Aberration und Nutalion wird angewandl werden konnen. 



V. Kleinere Instrumente. 



Da die Sternwarle mit einem vollstandigen geodatischen Apparale 

 ausgeriJslet und mit Ucbungsinstrumenten versehen sein soU, um 

 practische An^veisungen in den Beobachtungen fiir die geographi- 

 schen Ortsbeslimmungen miiglich zu machen, so wurden folgende In- 

 strumente fiir dièse Zwecke theils schon angeschaflt, theils beslelll. 



25 



