— i87 — 



Volhohcn mit einem kk'mcn Uim'crsalinslrumenle von EUTEL, au/ der Reise besiimmt. 



Dièses kleine Iiislrumeut, das ich kiirzllch aus Miinchen erhalten 

 halte, beglcilete inich, da es mein VVunsch war, seine Leislungen un- 

 ter IJmsIanden, wie sie die Reise darbietet, zu priifen. Es ist dics In- 

 slrutnent N". 3i des neuen Verzeichnisses von Ertel, wo es Theodolit 

 gennnnt wird, imd nach einer zwischen dem Kiinsller und mir schon 

 irn Jalire i83o gctroffenen Verabredung, ausgefiihrt worden. Mit vol- 

 Icm Pieclil kann es aber eln kleines Universalinslrumenl genannt wer- 

 den, da es mit gleiclier Siclierheit horizontale und verticale Winkel 

 misst und eiji sehr genaues Durchgangsinstrumenl abgiebt. Ich be- 

 halte es mir auf eine andere Gelegenheit vor, elne unistandlichere Be- 

 schreibung des Instruments mitzulheilen. Folgendes wird hinrelchen, 

 hier einc Idée des Baues zu geben. Der untere Theil des Instruments 

 tragt einen Horizontalkreis von 6 Zoll Durchmesser und das an der 

 Biichse desselben festzustellçnde Versicherungsfernrohr. Die Thei- 

 lung isl auf lo Minuten, die zwei Verniere geben jeder jo" an. Auf 

 dem \ ernicrkreise ruhen, vom Centro ausgehend, die Stiitzen des 

 Oberlheils. Dieser besteht aus einer 6 Zoll langen stahlernen Hori- 

 zontalaxe, an deren einem Ende sich das Fernrohr befindet; am an- 

 dern Ende der /(.zollige Verlicalkreis, eben so wie der horizontale ge- 

 theilt. Der \ ernierkreis desselben ist mit vier Vernieren verseheu 

 und wird gegen die Slulzcn gehemmt. Er tragt eine kleine Sicher- 

 heilslibelle an seinem Umfang, so dass der Obertheil einen kleinen 

 Merldiankreis darslelll, an dem das Fernrohr aber an das eine Ende 

 der Axe versetzt isl. Durch dicse Einrichlung Avird in allen Zenilh- 

 distauzcu mit gleicher Bequemlichkeit beobachtet und die Wasser- 



26* 



