- 198 - 



Von dem Ergebnisse der beiden andern Instrumente weicht dies 

 i",45 ab. Am 6. September maciite ich mit demselben kleinen In- 

 strumente die Zeitbestimmung durcli Zenitlidistanzen des Arcturus 

 in der Nahe des westlichen Verticals. Mit dem aus den friibern 

 Beobachtungen bekannten Ort des Zéniths, konnte ich die in bei- 

 den Lagen gemachten Einstellungen einzeln reduciren, und erhieit 

 folgende Uhrcorrectionen fiir Hauth auf Sternzeit: 



Diff.T.Mitlel. 



H- 0,2 



— 0,5 



6. Sept. I St. o' 8' ,2 



8,4 



7,4 

 7, 9 

 8,7 



+ 0,4 



— 0,6 



— o,i 



H- 0,7 



Mitlel i* o' 8, 02 

 Die Vergleichung der aus den einzelnen Einstellungen bei der 

 Bestimmung der Polhohen abgeleiteten 168 Meridianorler mit ihren 

 44 Mitteln, glebt den milllern Fehler einer einzelnen Einstellung 

 r=:3",48, als vereinigte Wirkung des Fehlers im Zielen, im Ab- 

 lesen der Theilung und der Libelle, verbunden mit der Tragheit der- 

 selben. Hieraus folgt der mittlere Fehler einer auf vier Einstellungen 

 beruhenden, also das Gewicht i habenden Zenithdistanz z=: i",74- 

 V^ergleichen wir die obigen, aus den einzelnen Sternen folgenden 

 Polhohen mit den Mitteln, so fmdet sich fiir das Gewicht i, ein 

 mittlerer Fehler zzz 2",86, grosser als i",74 wegen der Theilungs- 

 fehler des Instruments, der Unsicherheit der Déclina tionen und 

 Strahlenbrechung und moglicher Biegung im Instrumente, auf wel-. 

 che keine Riicksicht genommen ist. Es ergiebt sich hieraus, dass 



