172 G. Bredig und E. Wilke: [8 



B) Bestimmungen der Schwingungsformen nach der 

 sphygmographischen Methode. 



Nach dem Vorgänge von ü.stivald^} bei seinen bekannten 

 Chromversuchen haben wirnun diese katalytischen Pulsationen 

 auch mit der in der Physiologie übHchen, selbst registrierenden 

 sphygmographischen Methode in den hier in Original- 

 größe abgedruckten Diagrammen aufgenommen, welche 

 d i e F o rm e n d e r S c h w i n g u n g e n d e u t li c h w i e d e r g e b o n. Wir 

 konnten hierzu den OsficaldsvhQn „Chemograpben" nicht l)enutzen, 

 da die einzelne Schwingungsdauer in unseren Versuchen meistens 

 eine viel kleinere ist als bei Osficald. Wir benutzten eine ro- 

 tierende, mit berußtem Glanzpapier überzogene Walze von 

 102 mm Durchmesser, welche durch einen kleinen Elektromotor 

 (2400 maximal. Touretizahn mit doppeltem Schneckenvorgelege 

 1:80:50 angetrieben wurde, und eine durch Vorschaltwiderstand 

 variierbare l'mdrehungszeit von 2 20 Minuten besaß. Die Re- 

 aktion fand in einem Gefäß von ca. 80 ccm Flüssigkeitsinhalt mit 

 möglichst wenig schädlichem, b^M-en Räume auf einer kreis- 

 förmigen Ouecksilberobertläche von ca. 4 cm Durchmesser bei 

 18" statt. Das entwickelte Sauerstoffgas entwich durch eine 

 Thermonu'tercapillarc v(ui 80 cm Länge, nachdem es vorher 

 durch einen kleinen Wattebausch filtriert war. Der Druck 

 des Gases im Inneren des Gefäßes pulsierte somit bei dieser 

 schon von Osfirahl angegebenen Vorriclitung in demselben 

 Maße wie die katalytische Reaktionsgeschwindigkeit und diese 

 Pulsation wurde in unserem Apparate durch einen kommu- 

 nizierenden, mit Wasser gefüllten Heber auf die Metallmembran 

 und den Hebel einer HürThleschon Schreibkapsel (von Oehmke- 

 Berlin) übertragen. Gleichzeitig schrieb ein elektromagnetisches 

 Sekundenpendel alle fünf Sekunden eine Zeit marke auf die 

 Trommel unter die zugehörige Kurve, und eine Feder in kon- 

 stanter Lage die gradlinige Abscisse.*) Diese entspricht in unseren 

 Diagranunen nicht immer genau dem Xulhverte des Druckes. Das 

 Rußdiagramm wurde nachher mit Schellacklösung fixiert. 



1) Ostwald, Zeitsclir. f. ptiysikal. Ctiem. 35, 33 u. '201. 



*) Schreihkapsel. Sekundenpendel und Sekundenschreiter wurden uns von dem 

 Direktor des hiesigen jibysiolog. Univers.-lnstituts, Herrn Prof. Ko.isel, in liebens- 

 würdigster Weise geliehen und ebenso haben wir uns für Benützung derselben 

 mancher wertvoller Ratschläge der Herren Prof. Magnus und Dr. Plenge zu er- 

 freuen gehabt. Allen diesen Herren sei hiermit unser bester Dank abgestattet, 



