Das Horizontalpendel. 17 
ll. Das Instrument. 
Ile 
Der Umstand, dass die vorliegenden Beobachtungen die ersten sind, 
welche in systematischer Weise mit dem zweifellos einer vielseitigen Ver- 
wendung fähigen Horizontalpendel angestellt wurden, wird es rechtfertigen, 
wenn ich bei der Schilderung des Instruments und seiner Aufstellung etwas 
länger verweile. 
Der neue Horizontalpendelapparat!) wurde in zwei ganz gleichen Exemplaren 
von Repsold in Hamburg hergestellt und unterscheidet sich wie der früher 
von mir benutzte von dem Zöllner’schen durch die für das Pendel gewählte 
Aufhängung in Spitzen. Wie die Erfahrung gezeigt hat, gestattet dieselbe eine 
nahezu vollkommen reibungsfreie Bewegung des Pendels und ist dieselbe frei 
von den Nachtheilen, welche der Zöllner’schen Aufhängung an gespannten Drähten 
oder Uhrfedern anhafteten. 
Das schwere gusseiserne Stativ besteht aus einem niedrigen, oben offenen 
eylindrischen Gefäss, welches durch eine gutschliessende Glasglocke bedeckt 
wird und in seinem Innern die Aufhängevorrichtung mit dem Pendel enthält. 
Am Aussenrande befinden sich in gleichen Abständen von einander drei An- 
sätze zur Aufnahme der Fussschrauben, das ganze Stativ ist in einem Stück 
gegossen. Die Schrauben haben eine Steighöhe von 0.36 mm und sind mit 
grossen Köpfen versehen, um möglichst geringe Niveauveränderungen herstellen 
zu können, worauf es bei der Einstellung des Apparates besonders ankommt. 
Der Abstand je zweier Schrauben beträgt 435 mm. Da dieselben ein gleich- 
seitiges Dreieck bilden, so beträgt die einer Schraubenumdrehung entsprechende 
nach der betreffenden Schraube hin gerichtete Neigungsänderung des Stativs 
197.1. Dagegen beträgt dieselbe in der Richtung der Verbindungslinie zweier 
2) SL, Alle, il. 
= 
