18 E. von Rebeur-Paschwitz. 
Schrauben 170.7. Da bei einigermaassen empfindlicher Einstellung des Stativs 
schon bei einer Neigungsänderung von 1” beträchtliche Ausschläge des Pendels 
stattfinden, so erkennt man, dass bei der Anwendung besonders der beiden 
seitlichen Schrauben mit grosser Vorsicht verfahren werden muss. 
Bei der Regulirung der Aufstellung wird es vorkommen, dass die nach 
unten aus dem Stativ hervorragenden Theile der seitlichen Fussschrauben nicht 
gleich lang sind. Hierdurch wird eine Aenderung der Neigung des Stativs 
in der Richtung dieser beiden Schrauben mit der Temperatur bewirkt, auf 
welche später Rücksicht zu nehmen ist. Setzen wir den Ausdehnungs- 
coeffieienten des Stahls 0.00001232 und ist n die Zahl der Schraubengänge, 
um welche die eine Schraube weiter hervorragt als die andere (vollkommene 
Symmetrie der Theile vorausgesetzt), und £ die T’emperaturdifferenz in Oelsius- 
graden, so ist die Neigungsänderung 
0.0059 nt 
und zwar senkt sich der Apparat relativ gegen die kürzere Schraube. In 
der Mitte zwischen zweien der drei Schrauben und der dritten gegenüber ist 
der Mantel des eylindrischen Gefässes durchbrochen und die Oeffnung ist 
durch eine Planconvexlinse von 75 mm Durchmesser und ca. 4.6 m Brenn- 
weite, deren optische Achse horizontal liegt und nach dem Centrum des Stativs 
hin gerichtet ist, abgeschlossen. Diese Linse dient zur photographischen Re- 
gistrirung und wird bei direeter Beobachtung durch ein Planglas ersetzt. !) 
Der zur Aufhängung des Pendels bestimmte Träger ist in Beziehung 
auf den durch die Mitte der Linse und die dritte Fussschraube gehenden 
Durchmesser des Stativs symmetrisch angeordnet, da im entgegengesetzten 
Falle schon minimale Teemperaturdifferenzen in verschiedenen Höhenschichten 
einen sehr schädlichen und uncontrolirbaren Einfluss auf die Gleichgewichts- 
lage des Pendels ausüben könnten. Der Träger besteht aus einem festen vier- 
eckigen Rahmen, dessen Ebene parallel der Linsenfläche ist, und ist auf dem 
1) Bei den neuesten Versuchen in Strassburg habe ich nach einem Vorschlage von 
Dr. Eschenhagen in Potsdam Hohlspiegel statt der Planspiegel benutzt, wodurch die Linse 
überflüssig wird. Diese von dem Optiker Halle in Steglitz geschliffenen versilberten Spiegel 
geben sehr scharfe Bilder, doch bereitete es bis jetzt Schwierigkeiten, dieselben mit der ge- 
wünschten Brennweite von 4 bis 5 m herzustellen. 
