Das Horizontalpendel. 19 
Boden des Stativs hinter der Linse aufgeschraubt. Er trägt zwei horizontale, 
vertical über einander liegende und um ihre Achsen mit starker Reibung dreh- 
bare Wellen. In die Mitte der letzteren sind zwei sehr feine Stahlspitzen so 
eingeschraubt, dass sie zur Richtung der Wellenachsen senkrecht stehen und 
nur wenig aus denselben hervorragen. Der verticale Abstand der beiden Achsen 
beträgt 68 mm, bei der Drehung der Wellen beschreiben die Spitzen daher 
kleine Kreise, deren Mittelpunkte um ebensoviel von einander entfernt sind. 
Das Pendel (s. Fig. 1) ist, um magnetische Einflüsse auszuschliessen, 
ganz aus Messing hergestellt und hat die Form eines gleichschenkligen Drei- 
ecks. a,b, ce sind dünne Röhren, d ist ein kleines am Endpunkt der Längs- 
achse befestigtes Gewicht. Bei ö und ’ befinden sich die Lager für die Spitzen, 
bestehend aus kleinen Kugelschalen aus Achat von 2.5 mm Radius, deren 
Mittelpunkte ebenfalls 68 mm von einander entfernt sind; ihre Lage ist am 
besten aus der Fig. 1°? zu ersehen, in welcher durch S die Richtung nach 
dem Schwerpunkt bezeichnet ist. Die Radien der Kugelschalen sind gleich 
der Länge, um welche die Stahlspitzen aus den Wellenachsen hervorragen, so 
dass bei jeder Stellung der Spitzen dieselben senkrecht zu den berührenden 
Lagerflächen stehen. Der Stift e hat in der Richtung ö eine Durchbohrung 
zur Aufnahme einer Schneide bei verticaler Lage des Pendels. s ist der 
Ablesespiegel, welcher um den zur Achse ö‘ parallelen Stift g drehbar ist. 
Die Justirung ist nun eine sehr einfache. Nachdem man den Spiegel s 
so an 9 festgeklemmt hat, dass seine spiegelnde Fläche etwa senkrecht zur 
Längsachse steht, wird durch Verschiebung des kleinen Gewichts h der Schwer- 
punkt der ganzen Masse $ in die Längsachse gebracht, indem man das Pendel 
bei f und zwischen A und d unterstützt, und darauf die Lage von 5 gegen ö 
und  genähert ermittelt. Darauf werden durch Drehung der Wellen am 
Träger die Stahlspitzen so gestellt, dass sie gegen die Lager gerichtet sind 
und jede um den halben Winkel ©57 geneigt ist. Dies kann mit ausreichender 
Genauigkeit leicht nach dem Augenmaass oder durch Anlegung eines Dreiecks 
aus Pappe von der Form 57 geschehen. Der Apparat ist dann so justirt, 
dass, wenn das Pendel eingehängt ist und sich dasselbe, wie es für die Be- 
obachtung wünschenswerth ist, in der Symmetrieebene befindet, der Druck in 
den Lagern senkrecht gegen dieselben gerichtet und eine Neigung zum Gleiten 
somit nicht vorhanden ist. Es empfiehlt sich nach dem Einhängen des Pendels 
9% 
9] 
