20 E. von Rebeur-Paschwitz. 
das Stativ durch leises Klopfen zu erschüttern. Bei dem von mir gebrauchten 
Apparat beträgt das Gewicht des ganzen Pendels 42 g, der Schwerpunkt liegt 
100 mm von der Drehungsachse entfernt, deren Länge, wie oben erwähnt, 
65 mm beträgt, mithin hat jede der beiden Spitzen einen normalen Druck von 
65 g zu tragen. !) 
Wenn das Pendel eingehängt ist, so befindet sich der Spiegel s un- 
mittelbar über einem festen Spiegel s’, deren Flächen sich zu einem dem Um- 
fang der Linse eingeschriebenen Quadrat ergänzen. Bei entsprechender Drehung 
liegen beide spiegelnde Flächen nahezu in einer Ebene. Der Spiegel s’ kann 
von aussen her um eine verticale und horizontale Achse gedreht werden. Um 
ein Umschlagen des Pendels zu verhindern, befinden sich an beiden Seiten in 
dem Boden des Stativs Anschläge. Der eine derselben besteht aus einer gegen 
das Pendel gerichteten Röhre, welche nach aussen geführt ist und daselbst 
mit einem Gummischlauch und einem Gebläse verbunden werden kann. Diese 
Vorrichtung hat den Zweck, das Pendel vom Beobachter aus in Schwingungen 
versetzen zu können. Der zweite Anschlag besteht aus einem verticalen Stabe, 
welcher etwas länger als das Pendel ist und an seinem oberen Ende eine kleine 
horizontale Schneide trägt. Auf letztere kann das Pendel zur Bestimmung der 
Schwingungsdauer mittelst der Durchbohrung bei f aufgesetzt werden. Soweit 
es sich praktisch erreichen lässt, stimmt dann die Schneide mit der Richtung 
der wahren Drehungsachse überein und man erhält durch Beobachtung der 
Schwingungsdauer in dieser Lage die zur Reduction der Beobachtungen in ge- 
neigter Lage der Achse erforderliche Constante. Diese Methode ist natürlich 
nicht ganz genau; für die Zwecke indessen, für die das Pendel bisher ver- 
wandt wurde, ist der begangene Fehler von keiner Bedeutung. Uebrigens 
liesse sich leicht eine Einrichtung treffen, durch welche jene Constante mit 
aller wünschenswerthen Genauigkeit zu ermitteln wäre. ?) 
!) Da es sowohl zur Verminderung der Reibung als zur Erhaltung der Gestalt 
der Spitzen wesentlich ist, den Druck auf die letzteren möglichst zu vermindern, so 
empfiehlt sich für das Pendel die Anwendung des Aluminiums, dessen specifisches Gewicht im 
Verhältniss 3: zu dem des Messings steht. 
2) Man könnte beispielsweise den ganzen Träger heraus- und auf einer um 45° 
geneigten Ebene festschrauben. Wird dann das Pendel eimgehängt und die Schwingungs- 
m : : . ee > Dr - u > 
dauer 7’ bestimmt, so ist die Constante für die verticale Lage 75: Allerdings ist in diesem 
2 
u 
