Das Horizontalpendel. 21 
Ist der Apparat, wie angegeben, justirt und das Pendel eingehängt, so 
können nach dem Aufsetzen der Glasglocke alle späterhin nothwendigen Cor- 
reetionen von aussen her vorgenommen werden, ohne dass das Pendel gestört 
wird. Bei dieser Construction wäre es auch ein Leichtes, einen luftdichten 
Abschluss des Pendelraumes herzustellen oder denselben für die Untersuchung 
der Bewegung des Pendels in Medien von verschiedener Dichtigkeit einzurichten. 
2: 
Für die Beocbahtungen, zu denen das Horizontalpendel zunächst ver- 
wendet werden sollte, ist eine specielle "Theorie des Instruments nicht er- 
forderlich. Es genügt vielmehr die Kenntniss der Schwingungsdauer für sehr 
kleine Ausschläge, welche in Verbindung mit der vorher ermittelten Schwingungs- 
dauer bei horizontaler Lage der Achse die Neigung der letzteren gegen die 
Lothlinie ergiebt. Ich habe indessen zur Prüfung der Instrumente und ihrer 
Empfindlichkeit vor Beginn der photographischen Registrirung einige Beobach- 
tungen angestellt, welche zugleich geeignet sind, einen Beitrag zur "Theorie 
des Horizontalpendels zu liefern. Dieselben theile ich aus diesem Grunde hier 
mit, obwohl sie weit davon entfernt sind, auf Vollständigkeit Anspruch machen 
zu können. Um diese zu erreichen, fehlte es an gewissen instrumentalen Hilfs- 
mitteln und an der erforderlichen Zeit. 
Es wurden in Potsdam in dem später zu beschreibenden Kellerlokal die 
beiden Instrumente untersucht, nachdem zuvor die Linse durch eine planparallele 
Glasplatte ersetzt worden war. In einem Abstande von ca. 4), m befand 
sich die Scala dicht über einem Fernrohr, welches auf einem kleinen Pfeiler 
stand und bequem Zehntel eines Millimeters zu schätzen erlaubte. 
Von einigen gelegentlichen Beobachtungen abgesehen, die später be- 
sprochen werden sollen, bezogen sich die erwähnten Untersuchungen auf die 
Ermittelung der Schwingungsdauer und der Aenderung der Amplitude. Die 
Falle der Druck des Pendels nicht gleichmässig auf die Spitzen vertheilt, doch genügt der vor- 
handene Druck an der unteren Spitze, um die Drehungsachse zu fixiren. — Wenn die Fuss- 
schraube des Stativs die Messung von Winkeln gestattet, so findet man aus zwei Beobachtungen 
von 7, 7, und 7, und der gemessenen Neigungsänderung der Achse 2, —i, 
ee 
WR ar u P Fa WERE ne 
to G +tı)=tg Al i,) m _ 2 und 7, — 7, Vein%, — 7, Ysin an: 
= Z 1 2 
oO 
