Das Horizontalpendel. 39 
wurde die Lampe, welche eine ziemlich. erhebliche Wärme ausstrahlte, zuerst 
östlich, dann westlich in die unmittelbare Nähe des Stativs auf den Pfeiler 
gestellt und jedesmal nach längerer Pause eine Reihe von Elongationen be- 
obachtet. Folgendes sind die Mittelwerthe: 
831.0 Lampe Ost Lampe West 
832.0 832.4 834.3 
832.4 832.0 833.9 
332.9 832.7 833.9 
832.5 833.4 833.8 
333.0 834.0 833.4 
832.5 833.4 833.5 
832.9 833.6 833.5 
832.8 833.7 833.4 
332.9 833.8 833.5. 
332.8 833.6 
832.8 
Ein Einfluss der Wärmestrahlung ist hiernach nicht mit Sicherheit zu 
constatiren. Da nun eine derartige Störung des Tremperaturgleichgewichts, wie 
sie hier künstlich herbeigeführt wurde, bei den fortlaufenden Beobachtungen, 
bei denen sich das Pendel obendrein unter einem Schutzkasten befindet, aus- 
geschlossen ist, so sind wir mit Rücksicht auf die ausserordentlich günstige 
Aufstellung des Apparates zu der Annahme berechtigt, dass nur solche 
periodische Wärmeeinflüsse, welche sich auf die Fundamente des Kellers er- 
strecken, auf die Bewegung des Pendels einwirken werden. 
Was endlich die Erschütterungen anbetrifft, denen die Umgebung des 
Pendels ausgesetzt sein kann, so sind dieselben bei der isolirten Lage des 
Potsdamer Observatoriums begreiflicher Weise sehr geringe. Die Drehung der 
Kuppel über dem Ostthurme, welche an klaren Abenden benutzt wird, übt, 
wie durch Beobachtung festgestellt wurde, keinen störenden Einfluss aus. 
Zwar waren die schwachen verticalen Vibrationen des Spiegels im Fernrohre 
wohl zu erkennen, die Schwingungen aber gingen auch bei sehr kleiner Ampli- 
tude ungestört vor sich und der Nullpunkt blieb unverändert. Dies stimmt 
durchaus mit den früheren Wahrnehmungen überein. Anders wird es sich da- 
