40 E. von Rebeur-Paschwitz. 
gegen mit Erdbeben verhalten, sobald das Stosscentrum nicht unterhalb des 
Pendels liegt. In der That ist ja das Horizontalpendel in gröberer Form 
zur Zeit ein wichtiges Hilfsmittel der Seismographie. In der hier an- 
.gewandten äusserst empfindlichen Gestalt ist es aber vielleicht der feinste 
aller bisher angewandten Seismographen und zur Angabe äusserst schwacher 
Stösse geeignet. Heftige Stösse müssen dasselbe dagegen ausser T'hätig- 
keit setzen. 
Bei der Einrichtung der beiden Stationen ist mit Rücksicht auf die ge- 
machten Erfahrungen dafür Sorge getragen, dass die Apparate möglichst nahe 
der Gleichgewichtsebene des Pendels aufgestellt wurden. Wenn das Pendel 
eine Correction erforderte, so wurde dieselbe stets so vorgenommen, dass der 
Raum in der Nähe des Pfeilers nur von Nord oder Süd her betreten wurde. 
6. 
Es erübrigt noch, Einiges über die Registrirvorrichtung zu sagen. Zur 
Beleuchtung dient eine in fester Führung in einem nahezu lichtdichten Gehäuse 
eingeschlossene Petroleumlampe') von 14stündiger Brennzeit, von welcher das 
Licht durch einen verstellbaren verticalen Spalt von 20 mm Länge auf die 
Linse des Pendelapparates geworfen wird. Das Lampengehäuse ist auf einem 
kleinen eisernen Fusse montirt, welcher Correetionen in Höhe und in horizon- 
taler Richtung vorzunehmen gestattet, ohne den Spalt zu berühren. Nachdem 
dieser Fuss auf dem für die Lampe bestimmten Pfeiler festgekittet ist, ist eine 
unveränderte Stellung des Spaltes gesichert. 
Das aurch ein Gewicht getriebene Uhrwerk des Registrirapparates be- 
wegt eine horizontal liegende Walze von 20 cm Länge und 561/; cm Umfang 
in 50” einmal um ihre Achse, auf welcher sie mit starker Reibung gedreht 
werden kann. Auf der Walze wird das von Morgan & Kidd in Richmond 
bezogene photographische Papier?) aufgezogen und durch zwei Bügel festgehalten. 
Parallel der Achse und in gleicher Höhe wie diese liegt vor der Walze eine 
mit Correctionsvorrichtungen versehene Cylinderlinse von 20 cm Länge und 
!) Bei den neueren Versuchen habe ich Benzin angewandt, welches bei den magne- 
tischen Registrirungen in Potsdam mit Vortheil benutzt wird. 
2) Die Entwickelung dieses Papiers geschieht mittelst des gewöhnlichen Oxalat- 
entwicklers. 
