Das Horizontalpendel. 13 
Spitzen statt, dieselbe ist aber so gering, dass sie die freie Bewegung des 
Pendels nicht hemmt. Es wurde festgestellt, dass auch die kleinsten 
Schwingungen, die sich beobachten liessen und bei denen der Winkel der 
ganzen Oscillation 26”, die entsprechende Bewegung der Pendelspitze aber 
MT mm betrug, sich mit vollkommener Regelmässigkeit vollzogen. Der Apparat 
besass ferner eine Vorrichtung, um das Pendel durch einen feinen Luftstrom 
in Bewegung zu versetzen, wenn es zur Ruhe gekommen war. Machte man 
nun die Ablesung erst im Zustande der Ruhe und leitete dieselbe dann 
andererseits aus den Elongationen des in Bewegung versetzten Pendels her, 
wobei man voraussetzen durfte, dass die geringe Reibung überwunden war, 
so war die Uebereinstimmung im allen Fällen eine vollkommene. Es bedarf 
nicht der Erwähnung, dass bei diesen Versuchen das Pendel durch einen 
Schutzkasten gegen Luftströmungen und Wärmeeinflüsse sorgfältig geschützt war. 
Aus den Beobachtungen folgte weiter, dass es nothwendig ist, die 
Fundamente für das Instrument möglichst zu isoliren. Da hierauf Anfangs 
weniger Rücksicht genommen war, so zeigten sich, wenn man seitlich an den 
Pendelpfeiler herantrat, Ablenkungen, welche fast die ganze Länge der Scala 
(500 mm) durch das Fernrohr führten. Es ist hieraus für Beobachtungen 
dieser Art im Allgemeinen der Schluss zu ziehen, dass, wenn man nicht über 
sehr tiefe gut isolirte Fundamente verfügt, wenigstens die nächste Umgebung 
des Pfeilers möglichst vor ungewöhnlicher Belastung zu schützen ist. Man 
kann auch andererseits bei continuirlichen Beobachtungen, wenn das Pendel 
mit der Zeit zu stark von der mittleren Gleichgewichtslage abweichen sollte, 
obige Erfahrung benutzen, um durch passende Plaeirung eines Gewichts auf 
dem Boden das Pendel in die alte Lage zurückzuführen. 
Hinsichtlich des Einflusses von Erschütterungen, wie sie durch den 
gewöhnlichen Verkehr erzeugt werden, wurde die bemerkenswerthe Wahr- 
nehmung gemacht, dass dieselben die Güte der Beobachtungen gar nicht 
beeinflussen. Die Lage des Beobachtungslocals in einer ziemlich verkehrs- 
reichen Gegend — in nächster Nähe arbeitete häufig eine Dampfmaschine und 
Artillerie zog nicht selten an dem Gebäude vorüber — bot reichliche Gelegen- 
heit, das Verhalten des Pendels bei solchen Störungen zu studiren. Ich be- 
merkte nun oft, dass in solchen Fällen der Spiegel des Pendels in verticaler 
