Das Horizontalpendel. 11 
nahe dem einen Ende eines Glasstabes dicht nebeneinander befestigt und an 
dem oberen und unteren Ende eines auf drei Stellschrauben ruhenden Stativs 
festgeklemmt, so dass der der Mitte nähere Draht nach oben führte. Die 
Länge der Drähte war so bemessen, dass das Pendel nahezu horizontal 
schwebte. Ferner war die Lage der durch die beiden Fixpunkte gelegten 
Verticalebene so regulirt, dass dieselbe mit der Richtung eines Stativarmes 
zusammenfiel. Mittelst der Fussschrauben des Stativs konnte man sich dem 
idealen Zustande des indifferenten Gleichgewichts so weit nähern, dass mit 
Hilfe von Fernrohrablesung noch Ablenkungen des Pendels zu unterscheiden 
waren, die nur 0.00035 Neigungsänderung des Instruments entsprachen. Nach- 
dem Zöllner mit diesem Apparat einige Beobachtungen in den Kellerräumen 
des Leipziger Universitätsgebäudes angestellt hatte, liess er einen zweiten 
Apparat von nahezu gleicher Construction in grösseren Massen ausführen. 
Bei demselben wurden die Drähte durch feine Uhrfedern ersetzt, welche in 
nach innen scharfkantigen Ringen endeten. In diese wurde der durch ein 
Gewicht beschwerte Pendelstab hineingelegt, so dass er die beiden Federn 
in Spannung hielt. Mit diesem neuen Apparat sind die wenigen von Zöllner 
veröffentlichten Beobachtungen angestellt. Ob derselbe in der T’hat eine Ver- 
besserung des ersten einfacheren Apparats war, dürfte zu bezweifeln sein. 
Vor einigen Jahren sah ich auf dem astrophysikalischen Observatorium in 
Potsdam einige Theile desselben, welche wohl den Zweifel erwecken konnten, 
ob er zu feineren Messungen geeignet war. !) 
G. H. Darwin erwähnt in einer Uebersicht der bisherigen Versuche 
zur Messung der Richtungsänderungen der Lothlinie2), dass das Zöllner’sche 
Horizontalpendel vermuthlich das empfindlichste aller bisher zu diesem Zwecke 
angewandten Hilfsmittel sei, betont aber, dass die Art der Aufhängung des 
Pendels zu Bedenken Veranlassung gebe. Nicht nur ist die Richtung des 
Pendels von der Torsion der Drähte beeinflusst, sondern auch der Zustand 
der Spannung, in dem sich die Drähte befinden, muss auf dieselbe einwirken. 
!) Einer brieflichen Mittheilung zufolge benutzte 1886 ein Herr Baltin diesen 
Apparat, um die Zöllner’schen Beobachtungen in demselben Raum, in dem ich später beobachtete, 
fortzusetzen. Doch scheint derselbe keinen Erfolg gehabt zu haben, da die Beobachtungen sehr 
bald aufgegeben wurden. 
2) S. Nr. 60. 
