Das Horizontalpendel. 59 
gegen den optischen von 16 cm. Hierauf wurde die gewünschte Schwingungs- 
dauer hergestellt und durch Aenderung der Höhe des Spalts (d. h. der Lampe) 
das bewegliche Bild im verticalen Sinne mitten auf die Walze gebracht. 
Mittelst der Correetionsvorrichtungen wurde dann das vom festen Spiegel her- 
rührende Bild auf die gleiche Höhe, und nachdem es als Nullpunkt für die 
Bestimmung der Schwingungsdauer gedient hatte, durch horizontale Bewegung 
über den Rand des kleinen Lichtschirmes gestellt. Schliesslich wurde die 
Cylinderlinse berichtigt, und damit war der Apparat justirt. Lampe und 
Walze wurden der Sicherheit halber ebenfalls festgegypst. Bei späteren Be- 
stimmungen der Schwingungsdauer konnte das Pendel dadurch in Bewegung 
gesetzt werden, dass man seitlich neben den Pfeiler trat. Der dadurch aus- 
geübte Druck lenkte sofort das Pendel ab. Von der Benutzung eines Luft- 
stromes zu diesem Zwecke sah ich ab und liess, um jede Störung zu ver- 
meiden, die Oeffnung am Stativ verschliessen. 
Wenn es sich während der Beobachtungen bei zu starker Bewegung 
des beweglichen Punktes als nothwendig erwies, seine Lage mittelst der seit- 
lichen Fussschrauben zu corrigiren, so konnte man zu diesen, ohne den Kasten 
abzuheben, durch das kleine Fenster gelangen. "T’emperaturablesungen wurden 
im Vorraume bei jedem Bogenwechsel, im Gewölbe aber nur dann gemacht, 
wenn dasselbe betreten werden musste. Solche Störungen wurden aber möglichst 
zu vermeiden gesucht. Der Lampenwechsel geschah in der Regel gegen 
6° Morgens und Abends, durch denselben wurde das Pendel nicht beeinflusst, 
und die Momente des Wechselns sind auf den Öurven meist gar nicht zu erkennen. 
Bei den ersten Registrirbeobachtungen im Februar 1889 war das Pendel 
äusserst unruhig und hörte fast nie zu schwingen auf, so dass statt der Curve 
ein oft breites schattirtes Band entstand, welches zwar eine gute Vorstellung 
von dem jedesmaligen Zustande der Unruhe gab, aber für die.später vorzu- 
nehmenden Ablesungen Nachtheile bot. Damals wurde diese Erscheinung 
auf den directen Einfluss des Windes zurückgeführt, welchem der sich über 
dem Keller erhebende T’hurm besonders im Winter ausgesetzt ist, und es 
wurde angenommen, dass durch den seitlichen Druck des Windes auch geringe 
Schwankungen der Fundamente verursacht würden. Spätere Wahrnehmungen 
haben ergeben, dass diese Erklärung nur insoweit richtig ist, als es sich in 
der That um einen Einfluss des Windes handelt, welcher durch die Reibung 
8*r 
