Das Horizontalpendel. 61 
des Lichtpunktes statt, durch welche er binnen einigen Stunden über den Rand 
der Walze hinaus gebracht wurde. Ausserdem aber zeigt die Curve ein 
System von Wellen, welche, obwohl offenbar schon früher existirend, besonders 
in der Zeit zwischen S" 45” und 10" 40” besonders deutlich sichtbar sind. 
Diese Wellen sind von auffallender Regelmässigkeit, haben bei einer durch- 
schnittlichen Dauer von 9” eine Amplitude von 0.1 und verschwinden um 
10" 40” plötzlich. Eine Störung des Apparates von irgend welcher Art war 
ausgeschlossen. Da ferner, obwohl die Beobachtungen mit Glycerindämpfung 
noch längere Zeit hindurch fortgesetzt wurden, kein weiterer Fall dieser Art 
zu verzeichnen ist, so kann man auch die Dämpfung schwerlich als die Ur- 
sache ansehen, um so mehr, als es sich hier um einen periodisch veränder- 
lichen Eimfluss handelt. Es scheint daher zur Erklärung nur die Annahme 
übrig zu bleiben, dass an jenem Abend ein System von Wellen in der Erd- 
oberfläche über das Potsdamer Observatorium hingezogen ist, welches wahr- 
scheinlich mit einem entfernten Erdbeben in Zusammenhang stand und in Folge 
der angewandten Dämpfung in der Curve zu einer so schönen Darstellung 
gelangte. Wie die weiteren Beobachtungen ergeben haben, sind derartige Er- 
schütterungswellen nichts seltenes, die Wilhelmshavener Beobachtungen zeigen 
vereinzelte Wellen fast an jedem Tage; obiges aber ist der einzige Fall, in 
welchem dieselben in so grosser Zahl und Regelmässigkeit wahrgenommen 
wurden und wir dürfen hieraus den Schluss ziehen, dass sich zu ihrem Studium 
die Anwendung von Dämpfung beim Pendel besonders empfehlen würde. 
Wie schon erwähnt wurde, haben die unter diesen Bedingungen er- 
haltenen Beobachtungen leider nicht benutzt werden können; nach Beseitigung 
der Dämpfung wurde bis zum 7. Juni weiter registrirt, und die Beobachtungen 
wurden dann abgebrochen, da die Fortsetzung derselben in Wilhelmshaven 
durch die Feuchtigkeit des Kellers vereitelt wurd. Am 18. Juni wurde 
von Neuem zu registriren begonnen und bis gegen Ende September fort- 
gefahren. 
Um nun die erhaltenen Photogramme weiter zu verwerthen, wurden die 
Ordinaten der Curve zu Anfang jeder Stunde — die Uhr war nach mittlerer 
Greenwicher Zeit regulirt — durch Auflegen einer mit einem Netz versehenen 
Glasplatte abgelesen. Der Abstand je zweier Striche betrug 5 mm und die 
Ablesungen sind in Zehnteln dieser Einheit gegeben, so dass die Ordinaten 
