©. von Rebeur-Paschwitz. 
(er) 
[89] 
I 
auf halbe Millimeter genau bekannt sind. Durch zahlreiche Messungen längerer 
Strecken der Stundenlinie wurde die Länge einer Stunde für den Potsdamer 
Apparat = 11.02 mm, für den Wilhelmshavener —= 11.06 mm gefunden. Eine 
am unteren Rande der Glasplatte gezogene Horizontallinie ist demgemäss mit 
einer Theilung versehen, so dass bei der Bestimmung der Zeitmomente für 
hervorragende Stellen der Curve die Ablesungen auf 0.1 mm = 0.6” genau 
erhalten wurden. Die thatsächliche Unsicherheit dieser Zeitbestimmungen ist 
aber eine viel grössere, so dass auch bei Anwendung grösster Sorgfalt die- 
selben um 2—3 Minuten fehlerhaft sein können. Die Bedeutung dieser Zeit- 
angaben, deren Sicherheit bei der hier angewandten Beobachtungsmethode nur 
durch erhebliche Vergrösserung der Walzen bezw. der Rotationsgeschwindig- 
keit erhöht werden könnte, ist daher eine untergeordnete. Beim Auflegen der 
Bogen wurde in Potsdam jedesmal eine Uhrvergleichung vorgenommen. Vom 
24. April an wurde die Uhr in genauer Uebereinstimmung mit Greenwicher 
Zeit erhalten. Für die stündlichen Ablesungen sind diese Correctionen von 
keiner Bedeutung, bei der Ermittelung der Zeitmomente von Störungen wurden 
sie dagegen berücksichtigt. Die beobachteten Temperaturen sind wie früher 
in einer Tabelle zusammengestellt. Bemerkenswerth ist, dass in der Zeit vom 
18. Juni bis 24. September die T’emperatur des inneren Raumes sich inner- 
halb 0.5° C. constant gezeigt hat. 
Die Ermittelung der Reduetionseonstanten für Potsdam leidet gleichfalls 
an einer gewissen Unsicherheit. 7, wurde zu 0.4067 bestimmt und der Ab- 
stand der Walze vom Spiegel war 4520 mm. Die Grösse T wurde zwar 
wiederholt, jedoch zu Anfang nicht häufig genug beobachtet, weil zunächst 
eine grössere Constanz dieses Elementes vorausgesetzt wurde. Die in den 
folgenden Zahlen ausgesprochene starke Veränderung von 7 zum Beginn der 
Beobachtungen dürfte darauf zurückzuführen sein, dass April 15 eine Unter- 
brechung derselben nothwendig wurde, bei welcher auch das Pendel heraus- 
genommen, die Bestimmung der Schwingungsdauer aber vergessen wurde. 
Wenige Stunden später begannen die Registrirungen von Neuem, um die Con- 
tinuität der Reihe durch Interpolation zu sichern. Später habe ich stets die 
Praxis verfolgt, die Schwingungsdauer erst einige Zeit nach dem Einhängen 
des Pendels zu bestimmen und dasselbe vorher wiederholt in stärkere 
Schwingungen zu versetzen, da hierbei vielleicht doch noch eine geringe Ver- 
