Das Horizontalpendel. 181 
'eine momentane Verschiebung des Nullpunktes ist. Die auffallendsten Fälle 
‚dieser Art sind folgende: 
1) Potsdam, April 9. wandert um 6" 36” der Lichtpunkt plötzlich um 
DD 
> 
4) 
re 0.34) von Ost nach West. Diese Aenderung bleibt bestehen. 
Dass sie nicht momentan stattgefunden hat, geht daraus hervor, 
dass das Pendel nicht in Schwingungen gerathen ist, vielmehr con- 
tinuirlich in die neue Ruhelage überging. (S. Fig. 5.) 
Wilhelmshaven, Juli 11. 19° und September 12. 6" erleidet der 
Nullpunkt eine seitliche Ablenkung, welche aber bald wieder zurück- 
geht. Auf einer Barographencurve würde eine ähnliche Erscheinung 
dureh den Vorübergang eines sehr tiefen, räumlich eng begrenzten 
Minimums erzeugt werden. Bei den bekannten Beziehungen, die in 
Wilhelmshaven zwischen Luftdruck und Nullpunkt des Pendels be- 
stehen, würde man jene Ausschläge in der That durch eine Luft- 
druckwelle erklären können, in beiden Fällen ist der Sinn derselben 
derartig, dass sie einer plötzlichen Luftdruckverminderung entsprechen. 
Indessen sind mir barometrische Beobachtungen dieser Art nicht be- 
kannt geworden. (S. Figg. 2 und 6.) 
Wilhelmshaven, August 8. 23" und September 24. 6'/;" finden Null- 
punktsveränderungen statt, welche nicht wie in den unter 2 auf- 
geführten Fällen zurückgehen, vielmehr dem erstgenannten Falle 
ähneln. 
Orotava, Februar 2. bewegt sich der Nullpunkt in den dureh voll- 
kommene Ruhe ausgezeichneten Abendstunden plötzlich um den Be- 
trag von 1.2 (= 0.17) nach Ost, so dass die sonst ganz gerade 
verlaufende Curve zweimal gebrochen erscheint. In diesem Falle ist 
der Uebergang kein momentaner, sondern erfordert einige Zeit, näm- 
h 
lich von 93 bis 10.6. Der Verlauf der Curve nach Vollendung der 
Störung ist vollkommen dem früheren entsprechend. 
Ausser den vorstehend aufgeführten Fällen ist eine grössere Zahl von 
solchen vorhanden, bei denen es sich um nur geringe Verschiebungen handelt. 
In allen diesen Fällen bietet der Verlauf der Basisceurve eine Controle für die 
Realität der Erscheinung. Dieselbe auf veränderte Spannung im Apparate 
