Das Horizontalpendel. 159 
6) Piazzi Smyth: On the properties of rock as a foundation for the piers 
of meridian instruments with an account of the deteetion of a 
hitherto unsuspeeted cause of error in the Edinburgh transit. 
(Monthly Notices VII, 1847, 295, und Sidereal Messenger II, 
1848, 15.) 
Die Vortheile felsigen Untergrundes gegenüber solchem von geringerer 
Festigkeit werden hervorgehoben. Der Nachtheil desselben besteht darin, dass Er- 
schütterungen leichter übertragen werden. Diese aber sind für Meridianbeobach- 
tungen weniger von Belang, so lange nicht Veränderungen in den Fundamenten 
dadurch eintreten. Bedenklich sind die Einflüsse der uncontrolirbaren Feuchtigkeit 
des Bodens. Die Sternwarte in Edinburgh steht auf einem Porphyrfelsen. 300’ 
entfernt und 100’ tiefer liegt eine der Hauptstrassen und 500’ entfernt und 300° 
tiefer führt die Eisenbahn vorbei. Trotzdem zeigen die Beobachtungen keinerlei 
Störungen. Henderson fand eine so regelmässige jährliche Periode der Neigung 
von 0.2 bis 0,3, dass er aus der Angabe des Thermometers die muthmaassliche 
Neigung ohne Weiteres ableiten konnte. Aber auch die Azimuthe zeigten eigen- 
thümliche Veränderungen von 0.3 im Tage und I im Jahre. Die Curven zeigen 
keine Uebereinstimmung mit denen der in Edinburgh gemessenen Erdtemperaturen. 
P. S. vermuthet deshalb, dass eine mangelhafte Construction der Lager die Ur- 
sache der Aenderungen sei. 
7%) — On changes in the position of a transit instrument attributed to 
the temperature of the earth. (British Association Report, 
1847, U, 37.) 
Mallet hat der Geological Society of Dublin (Journal Nr. 2, pag. 184, 
1846) mitgetheilt, dass Sir W. Hamilton gewisse Niveauveränderungen an seinem 
Transit bemerkte, und Dr. Robinson (Phil. Mag., Aug. 1826) hat für das Armagh 
Observatory ebenso Niveau- und Azimuthvariationen gefunden, die offenbar von der 
Erdtemperatur abhängen. P. S. hat in Edinburgh Beobachtungen angestellt und 
mit den Angaben des Erdthermometers verglichen. Obwohl er in Azimuth und 
Neigung eine deutliche jährliche Periode findet (das Westende der Axe steigt und 
weicht nach Norden ab im Sommer), so glaubt er doch, dass hieran nur die 
mangelhafte Construction der Axencorreetion und der Einfluss der äusseren Tem- 
peratur auf letztere schuld seien. 
8) Mauvais: Note sur une periodieite annuelle observee dans les collimations 
du cerele mural de Fortin & l’Observatoire. (C. R. XXXV, 
1852, 77; Astr. Nachr. XXXV, 1853, 57.) 
