Das Horizontalpendel. 195 
2) Die Azimuthalfehler des Meridiankreises und des Nordcollimators zeigen eine 
25) 
jährliche Periode, die sich der Temperaturcurve gut anschliesst und bei der die 
Amplitude am Meridiankreise ungefähr doppelt so gross ist, wie diejenige am 
Collimator. Dagegen ist bei den kleineren Variationen des Azimuths keine solche 
Uebereinstimmung, wie beim Niveaufehler vorhanden. 
„Allgemein scheint bei der Betrachtung der Ergebnisse die Temperatur die 
grosse störende Ursache zu sein, welche mehr oder weniger mit allen periodischen 
Veränderungen zusammenzuhängen scheint.“ 
Die Untersuchung von Henry über den Throughton’schen Kreis liefert 
nahezu entgegengesetzte Resultate. Da die Azimuthbewegung hier am Meridian- 
kreise und Collimator übereinstimmt, so möchte man eine Bewegung des Bodens 
vermuthen, wenn nicht der benachbarte Kreis ein so anderes Verhalten zeigte. 
Russel: Local Variations and vibrations of the Karths surface. (Roy. 
Soc. of N. S.W. 1885. Juli 1.) 
Die Beobachtungen am alten unvollkommenen Meridiankreis in Sydney 
hatten auf die Vermuthung der Existenz einer jährlichen Periode übereinstimmend 
mit Greenwich und Cambridge geführt. Dieselbe wurde auf die Lage des Ob- 
servatoriums auf dem Gipfel eines nach N. und W. steil abfallenden Sandstein- 
hügels zurückgeführt, dessen N.- und W.-Seite lange unter dem Einflusse der 
Sonnenstrahlung stehen. Das neue Instrument ruht auf einem mächtigen Pfeiler, 
der unmittelbar auf dem Sandstein aufliegt. In der Neigung der Axe ist eine 
deutliche jährliche Periode mit einer sehr regelmässigen Amplitude von ca. 10” 
vorhanden, und zwar erreicht der Ostpfeiler im Juni seine grösste Höhe, Durch 
Vereinigung des Maximums und Minimums eines jeden Jahres zu einem Mittel 
werden folgende Neigungen gefunden: 
1877 105 1880 145 1883 135 
1878 103 1831 15.0 1884 13.0 
1879 13.0 1882 14.0 18855 102. 
Diese Zahlen bedeuten, dass das W.-Ende der Axe höher war, als das 
Ö.-Ende. Ersteres hat sich also von 1877—1881 relativ gehoben und in den 
folgenden Jahren wieder gesenkt. An der Westseite des Hügels gingen in dieser 
Zeit Erdarbeiten vor sich; es wurden 5000 Tonnen Sandstein abgestochen, die da- 
durch hervorgerufene Entlastung würde aber im Gegentheile eine Hebung der 
Schichten verursachen. 
Das Azimuth hat sich seit der Aufstellung des Instrumentes fortschreitend 
verändert. Der Betrag der Drehung war in den zwei ersten Jahren 5”, in den vier 
letzten 3” jährlich, voraussichtlich wird bald wie bei der Neigung eine Umkehr 
erfolgen. Das Instrument besitzt keine Correctionen für Neigung und Azimuth. 
2 
