Das Horizontalpendel. 201 
47) Hagen: On the deflection of the Level due to solar and lunar attraction. 
48) 
49) 
(Astr. Nachr. Nr. 2568.) 
Eine historische Uebersicht der theoretischen Ableitungen der durch Mond 
und Sonne verursachten Lothablenkungen. (Eine Revue dieser Arbeit mit einigen 
Bemerkungen von Radau findet sich Bulletin astronomique I, p. 51.) 
Bertelli: Appunti storiei intorno alle riserche sui piecoli e spontanei 
moti dei pendoli fatte dell secolo XVII in poi. (Bullet. di 
bibliograf. di s‘oria delle scienze mat. e fis. XI, 1873.) 
Bouquet de la Grye: Eitude sur les deviations du pendule au Mexique. 
(CFR- 1884, DI 170)) 
Bei Gelegenheit der Beobachtung des Venusdurchganges im Fort Loreto 
in Puebla wurde ein „seismographe multiplicateur“ in einer Kapelle aufgestellt. 
Ein langer Stahldraht trägt unten eine Kugel, in die unten ein verstellbarer Stahl- 
stift eingesetzt ist. Letzterer reicht in eine Oeffnung der Vergrösserungsvorrichtung 
hinein, in der er mit sehr geringer Reibung gleiten kann. Die Oefinung hat näm- 
lich die Gestalt eines Dreiecks, dessen eine Seite federt und somit leicht gegen den 
cylindrischen Stift drückt. Der Vergrösserungsapparat lässt sich bezeichnen als 
Waage ohne Arme, an die Stelle der Schneide tritt eine feine Spitze. Die Waage 
trägt eine sehr lange, nach unten gerichtete Zunge und ist so ausbalancirt, dass 
der Schwerpunkt fast mit dem Stützpunkte zusammenfällt. Unmittelbar über dem 
letzteren liegt die dreieckige Oeffnung, deren Centrum ebenso wie die Stahlspitze 
genau unter dem Aufhängepunkte des Pendels liegen. Pendel und Waage waren 
an eisernen Trägern an der Wand befestigt und man erzielte bei einer Pendellänge 
von 3.60 eine 55.5-fache Vergrösserung der Bewegungen der Pendelspitze. 
1” Lothablenkung entsprach 1 mm Bewegung der unteren Zungenspitze. Ein mit 
einem Netz überzogenes Papier berührte die letztere nahezu und die Ablesungen 
geschahen in zwei Azimuthen durch die Fenster eines Gehäuses. B. bemerkt 
später, dass er im Jahre 1875 für einen ähnlichen Apparat eine elektrische 
Registrirvorrichtung von Breguet habe anfertigen lassen. (Doch ist nicht gesagt, 
warum dieselbe später keine Anwendung gefunden hat.) Man könne auch die 
Photographie verwenden. 
Der Apparat wurde genau justirt und die Temperaturschwankungen be- 
trugen nur 0.1. Die Resultate der Beobachtungen sind folgende: „Durch die 
Vereinigung aller Beobachtungen (wie lange?) findet man, nachdem dieselben von 
dem Einflusse der später zu erwähnenden anormalen Bewegungen befreit sind, als 
Effect der Sonneneinwirkung auf die Bewegung des Pendels folgende stündliche 
Mittel in hundertstel Secunden (x und 4 sind die Coordinaten im ersten Vertical 
und im Meridian): 
Noya Acta LX. Nr. 1. 26 
