Das Horizontalpendel. 207 
61) G. H. Darwin: Second Report of the Committee etc. 
Die Berichte dieser aus den angesehensten englischen Physikern zusammen- 
gesetzten Commission beruhen im Wesentlichen auf den Arbeiten G. H. Darwin’s 
und seines Bruders Horace Darwin. Den reichen Inhalt dieser beiden hoch- 
interessanten Abhandlungen hier in Kürze wiederzugeben, ist nicht möglich. Es 
soll daher nur das angewandte Instrument kurz beschrieben werden. 
Den Beobachtungen lag die Absicht zu Grunde, die Anziehung des Mondes 
auf der Erdoberfläche wahrnehmbar zu machen. Die Anregung dazu gab Sır 
William Thomson, welcher 1879 mit folgendem einfach eingerichteten Instru- 
mente in Glasgow Experimente anstellte. Dasselbe bestand aus einem 5 Fuss 
langen Pendel mit Bleigewicht, aus dessen unterem Ende eine Spitze hervorragte. 
Die Bewegungen der letzteren wurden auf einen kleinen Spiegel in Bifilaraufhängung 
übertragen, indem der eine von den Fäden an der Pendelspitze, der andere an 
einem kleinen Stativ befestigt war. Indem man nun letzteres der Pendelspitze be- 
liebig nahebringen konnte, erzeugten die zur Ebene der Fäden senkrechten 
Verschiebungen der letzteren ziemlich beträchtliche Drehungen des Spiegels. 
G. H. Darwin und sein Bruder stellten ein sehr ähnliches Instrument 
her. Der wesentliche Unterschied bestand darin, dass das ganze Pendel sammt 
dem Spiegel in eine Flüssigkeit getaucht wurde, um den Einfluss der Erschütte- 
rungen, der sich in Glasgow sehr merklich gezeigt hatte, zu vermindern. Die Be- 
obachtungen geschahen in Cambridge im Cavendish-Laboratorium, woselbst das 
Pendel an einem sehr soliden, durch ein Verbindungsstück gekrönten Doppelpfeiler 
aufgehängt wurde. Der Boden rings um die Pfeiler wurde bis zu 2!/; Fuss Tiefe 
ausgegraben. Bei den ersten Beobachtungen war die Bewegung des Pendels im 
Sinne des Meridians derart, dass dasselbe zwischen 5" und 7" Abends seine nörd- 
lichste Stellung am Tage erreichte. Temperatureinflüsse (erzeugt durch Berührung 
gewisser Theile des Instruments und durch die zu den Ablesungen benutzte Lampe) 
riefen erhebliche Bewegungen des reflectirten Lichtstrahles hervor. Um die Be- 
wegungen der Pendelspitze auf ein bestimmtes Azimuth zu beschränken, wurde 
darauf das Pendel selbst mit Bifilaraufhängung versehen. Um den Betrag der Ab- 
lenkungen abschätzen zu können, wurde ferner folgende Einrichtung ersonnen. Ein 
zweites Pendel von sehr geringem Gewicht, dessen Aufhängepunkt sich nahe dem 
des ersten befindet, legt sich gegen das letztere und erzeugt eine dem Verhältnisse 
der Massen beider entsprechende Ablenkung. Die letztere ist abhängig von den 
bekannten Massen beider Pendel und der gegenseitigen Lage der Aufhängepunkte, 
welche durch eine Mikrometerschraube gemessen wird. Bei den ersten Versuchen 
war das Gewicht des grossen Pendels 6600-mal so gross, als das des kleinen, und 
mit den übrigen gegebenen Grössen ergab es sich, dass einer Umdrehung der 
Mikrometerschraube eine Bewegung der Pendelspitze von 0.0001 mm entsprach. 
