214 E. von Rebeur-Paschwitz. 
Den genannten Vorschlägen möchte ich einige weitere hinzufügen, durch deren 
Berücksichtigung die Uonstruction des Apparates zum Theil vereinfacht, zum 
‘Theil verbessert werden kann. 
1) Ein schweres, weit ausgreifendes Stativ, wie es hier angewandt 
wurde, bietet zwar den Vortheil einer grossen Stabilität und bequemen Regulir- 
barkeit der Neigung, besitzt aber den Nachtheil, dass es einen besonderen 
Pfeiler zur Aufstellung erfordert, besonders wenn gleichzeitig in zwei ver- 
schiedenen Verticalkreisen beobachtet werden soll. In manchen Fällen aber 
wird es erwünscht sein, das Horizontalpendel mit bereits vorhandenen grösseren 
Pfeilern in Verbindung zu bringen, wozu es vortheilhaft ist, Masse und Dimen- 
sionen des Apparates möglichst klein zu wählen. Bei dem geringen Gewicht 
des Pendels wird man dies unbeschadet der Stabilität durch Beseitigung der 
seitlichen Fussschrauben und Anbringung einer Correctionsvorrichtung an dem 
unteren Lager erreichen können. Um hierbei dieselbe Sicherheit der Einstellung, 
wie mittelst der Fussschrauben zu erreichen, müssen um so feinere Schrauben 
angewandt werden, je kleiner der Abstand des oberen Lagers vom unteren ist. 
Bei dieser Einrichtung wird es bei angemessener Construction auch möglich 
sein, den auf Seite 13 erwähnten "T’emperaturcoefficienten auf ein Minimum zu 
redueiren. Auch die dritte Fussschraube, welche zur Erhöhung der Empfind- 
lichkeit des Pendels dient, dürfte sich in ähnlicher Weise durch eine ent- 
sprechende Correetionsvorrichtung am anderen Lager ersetzen lassen. Der zur 
Regulirung der Empfindlichkeit bestimmte Schraubenkopf sollte mit T'heilung 
und Index versehen sein, um die auf Seite 21 zur Bestimmung der Schwingungs- 
dauer bei horizontaler Axenlage vorgeschlagene Methode in Anwendung bringen 
zu können. Die hierfür bisher benutzten Hilfstheile werden dadurch ent- 
behrlich. 
2) Die Combination zweier Apparate in zwei zu einander senkrechten 
Verticalkreisen, welche von um so grösserem Interesse ist, als es sich gezeigt 
hat, dass die wahre tägliche Oseillation der Lothriehtung in einer zur Ebene 
des Meridians schiefen Richtung erfolgt, wird sich, wenn die unter 1 vor- 
geschlagene Aenderung sich praetisch bewährt, in sehr bequemer Weise inner- 
halb eines kleinen Raumes ausführen lassen. 
Wir denken uns dazu auf einer Unterlage zwei Pendel montirt, welche 
unter einander einen rechten Winkel bilden und mit den Achsenenden dem 
Scheitel zugekehrt sind. Das Licht tritt von Aussen durch eine Linse in 
