216 E. von Rebeur-Paschwitz. 
zeichneten Curven viermal so grosse Aenderungen erleidet, als die Ordinaten 
einer in der bisherigen Weise durch ein Pendel von gleicher Empfindlichkeit 
registrirten Curve. Man wird daher durch diese Combination die gleiche Em- 
pfindlichkeit bei einer bestimmten Schwingungsdauer erreichen, wie bei einem 
einfachen Pendel unter Anwendung der doppelten Schwingungsdauer. Es ist 
bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass selbst bei sorgfältigster 
Construction der Spitzen und Lager der Herstellung einer sehr grossen 
Schwingungsdauer gewisse Hindernisse im Wege stehen, so dass vielleicht, 
wo es auf grosse Empfindlichkeit ankommt, wie bei den Untersuchungen über 
den Einfluss des Mondes, das doppelte Pendel sich als nützlich bewähren wird. 
Hiervon abgesehen müssen bei Anwendung desselben zwei vollkommen 
gleichartige und in gleicher Höhe liegende Lichtpunkte entstehen, deren Ab- 
stand mit grosser Schärfe zu messen sein wird, während bisher die nicht ganz 
zu beseitigende Verschiedenheit in der Schärfe des festen und beweglichen 
Lichtpunktes, sowie der stets vorhandene geringe Höhenunterschied zwischen 
beiden die Genauigkeit der Ablesungen beeinträchtigte. 
3) Da bei der Anwendung hoher Empfindlichkeit das Pendel oft 
so starke Bewegungen ausführt, dass wiederholte Correctionen des I.icht- 
punktes erfordert werden, um denselben auf der Walze zu halten, so ist es, 
wenn nicht die unter 2 vorgeschlagene Construction angewandt wird, vor- 
theilhaft, der letzteren eine möglichst grosse Länge zu geben. Indem man 
die Einrichtung trifft, dass die Walze auf ihrer Axe um ein kleines Stück ver- 
schiebbar ist, kann man während zweier aufeinander folgender Umdrehungen 
auf demselben Bogen registriren. Gleichzeitig empfiehlt es sich, die Rotations- 
geschwindigkeit der Walze zu erhöhen, wie dies z. B. neuerdings bei den 
magnetischen Registrirapparaten auf dem Potsdamer Observatorium geschehen 
ist ("= 20 mm), um zugleich zu einer detaillirteren Darstellung der Störungen 
zu gelangen. 
