Beige | 
Gase wie Kohlensäure und Luft in verschiedenen, aber ganz 
bestimmten Verhältnissen mit einander zu mischen. 
3) Der durch ein Glasstück mit A verbundene Knoll’- 
sche Pantograph (vgl. Fig. 4 und 5), welcher den Zweck 
hatte, die in Folge der Wärmeabsorption in A auftretende 
Drucksteigerung zu messen. 
4) Endlich der vor dem einen Ende des Rohrs A auf- 
gestellte und als Wärmequelle dienende Bunsen’sche Bren- 
ner L mit seinem Schornstein R (vgl. Fig. 2 und 5). 
Diese Theile sollen nun zunächst in Folgendem genauer 
beschrieben wsrden. 
Die 70,27 mm lange, inwendig hoch polirte Messing- 
röhre A (vgl. Fig. 1 und 2), welche einen inneren Durch- 
messer von 30,27 mm hat, und deren Wandstärke etwa 6 mm 
beträgt, ist an dem einen Ende luftdicht verschlossen durch 
eine ebenfalls polirte Messingplatte B, die mit einem leicht- 
flüssigen, durch Zusammenschmelzen von Colofonium, gelbem 
Wachs und altem Kautschukschlauch erhaltenen Kitt aufge- 
kittet und aufserdem noch mittelst einer Ueberfangschraube 
fest gegen das Rohr A gedrückt wurde. Das andere Ende 
der Absorptionsröhre A ist abgeschlossen durch eine ge- 
schliffene und gut polirte, 5 mm dicke Steinsalzplatte C, die 
mit demselben vorher erwähnten Kitt ebenfalls luftdicht und 
sauber an A befestigt war. Zur Befestigung der beiden 
Platten wurde immer möglichst wenig Kitt genommen, und 
die Platten wurden, nachdem die Röhre A genügend vorge- 
wärmt war, fest aufgedrückt. Nahe an den beiden Enden 
der Röhre A sind einander diametral gegenüber zwei durch- 
bohrte Ansätze D und D, mit luftdicht schliefsenden Messing- 
hähnen «, uud «g angebracht; «, ist ein Dreiweghahn, ein 
Weg führt durch eine axiale Durchbohrung nach aufsen. 
Der Durchmesser der Durchbohrung von D beträgt 1,15 mm, 
der von D, dagegen 2,34 mm. Zum Drehen der Hähne «a, 
und @ wurde ein Schlüssel mit Holzgriff benutzt, damit nicht 
die Temperatur des Apparates durch Berührung mit der 
Hand geändert werde. In den oberen Ansatz D ist ein 
Glasröhrchen H eingekittet, während an den unteren Ansatz 
3% 
