ID 
eylinder T auf, der einen Durchmesser von 100 mm hat 
und etwa in 50 Secunden mit genügend gleichmälsiger Ge- 
schwindigkeit einmal um seine Axe rotirt; diese Bewegung 
der Trommel T wird bewirkt durch ein Uhrwerk, welches 
sich in der Messingkapsel O befindet. 
Um die Druckangaben des Pantographen auf Druck in 
Millimeter Wasser zu reduciren, wurde vorübergehend an die 
eine Oeffnung 3 des Tambours K (vgl. Fig. 5) ein Wasser- 
manometer und an die andere, durch ein Hähnchen «a; ver- 
schliefsbare Oeffnung ein Kautschukschlauch gesetzt; man 
liefs dann zunächst, ohne dafs ein Ueberdruck in K vorhanden 
war, durch die Spitze e des Hebels eine horizontale Linie, 
die Nulleurve, auf den Cylinder aufzeichnen. Hierauf wur- 
den durch Erhöhung des Druckes der Luft im Tambour K, 
welche Drucksteigerung an dem Manometer mit Hülfe eines 
Kathetometers abgelesen wurde, verschiedene Erhebungen der 
Hebelspitze e hervorgebracht und mit diesen Stellungen des 
Hebels ebenfalls horizontale Linien parallel der Nullcurve 
hergestellt. Die Abstände der einzelnen so erhaltenen Curven 
von der Nullcurve wurden bestimmt, und es ergab sich aus 
zwei Reihen von Beobachtungen, dafs die Erhebungen des 
Hebels wenigstens nahezu proportional den Drucken waren, 
durch welche jene Erhebungen verursacht wurden. In den 
zunächst folgenden zwei Tabellen sind die hierher gehörigen 
Beobachtungen zusammengestellt; in denselben giebt die erste 
Columne die Höhen der Curven über der Nulleurve und die 
zweite die entsprechenden, am Manometer abgelesenen Drucke 
in Millimeter Wasser; die dritte Columne enthält die aus den 
zwei ersten sich ergebenden Drucke in Millimeter Wasser, 
die nothwendig sind, damit die Spitze des Hebels um 1 mm 
steigt. 
Tabelle’T. 
Höhe der Curve. Druck in mm Wasser. Druck zum Steigen um Imm. 
1,6 mm 2,1 mm 1,31 mm 
81:2 Br 1,59 „ 
Ko 10,6 „ 1,5148 
12,0 , IT, 1,46 
n 
