a x 
hältnifs en} so kann man den Procentgehalt an Kohlen- 
I 
säure nach jedem Zusatze von Luft bestimmen. 
Um dieses Verhältnifs = zu bekommen, wurden die 
x 
Volumina x und y durch Messen bezw. durch Wägen be- 
stimmt. Mit Hülfe einer Theilmaschine wurde die Länge 
des vom Mechaniker Jung in Gielsen sorgfältig gearbeiteten 
Rohres A, dann der Durchmesser desselben, ferner die Längen 
der Ansätze D und D,, soweit diese in Betracht kamen, und 
endlich die Durchmesser der Durchbohrungen dieser Ansätze 
möglichst genau gemessen; das Volumen des Glasrohrstückes 
bis zur Marke as, welches zu dem aus den obigen Messungen 
berechneten Volumen zu addiren ist um x zu erhalten, und 
ebenso das Volumen y wurde durch Wägen mit Quecksilber 
gefunden. Es ergaben sich bei diesen Bestimmungen die im 
Folgenden zusammengestellten Werthe : 
1) Für das Rohr A wurden gefunden als Länge L die 
Werthe : 
70,27 mm, 70,28 mm und 70,27 mm, also im Mittel 
1%: —; W271, 0m; 
als Durchmesser d am Ende, wo sich der Ansatz D be- 
findet : 
30,50 mm, 30,27 mm, 30,27 mm und 30,30 mm, also 
im Mittel d = 30,29 mm; 
als Durchmesser d, am Ende, wo sich der Ansatz D, 
befindet : 
30,23 mm, 30,24 mm, 30,23 mm und 30,24 mm, also 
im Mittel d, = 30,25 mm. 
Das Volumen des Rohres A ist mithin 
nv zu d? d,2 d.dı a r x 
u= 547 +4+7 ) = 50569,1 cbmm. 
2) Für den Ansatz D wurden gefunden als Länge die 
Werthe : 
23,34 mm und 23,36 mm, also im Mittel 1 = 23,35 mm; 
als Durchmesser d : 1,15 mm, 1,16 mm, 1,14 mm und 
1,14 mm, also im Mittel d = 1,15 mm. 
