er > 
reinem getrockneten Wasserstoff ergab, so erschien die Ab- 
sorptionscurve in Form einer vollständig geraden Linie, welche 
aber in Folge der erwähnten Erwärmung der Röhre A nicht 
mit der Nulleurve zusammenfiel, sondern schwach gegen die- 
selbe geneigt verlief und zwar so, dals sie in der Entfernung c 
von ihrem Anfangspunkte um 0,4 mm über der Nullcurve lag. 
(Vgl. Curve 16 in Fig. 7, Curve 11 m Fig. 8 und Curve l in Fig. 9.) 
Ich will hier noch erwähnen, dafs es ein Leichtes gewesen 
wäre, die Erhebung der Curven um eim Beträchtliches zu 
vergrölsern und zwar durch Anbringen eines Reflectors an 
der Hinterwand des inneren Schornsteincylinders; allein dieses 
hätte gewisse Nachtheile zur Folge haben können, und des- 
halb wurde auch davon abgesehen. 
S 4. Untersuchung der Fehlerquellen. 
Es ist zunächst nöthig, festzustellen, wie weit der Werth 
für das Verhältnifs —  — als genau angenommen werden kann. 
ZI 
Bei der ersten Methode zur Bestimmung dieses Verhält- 
nisses beträgt die grölste Abweichung der einzelnen für die 
Dimensionen des Rohres A und der Ansätze D und D, er- 
haltenen Werthe e = 0,05 mm, während die durch Wägung 
mit Quecksilber erhaltenen Zahlen sicher bis auf & = 0,05 g 
genau sind, da die benutzte Wage für 0,02 g einen Aus- 
schlag von einem Skalentheile gab. Addirt man nun überall 
zu den durch Messen erhaltenen Mittelwerthen für Länge und 
Durchmesser den Werth + g, zu dem Gewichte des Glas- 
rohrs E mit Quecksilber den Werth 4 &, und zu dem Ge- 
wichte des leeren Glasrohrs den Werth —&ı, d. h. bringt 
man überall bei der Bestimmung von x und y die Fehler & 
und &; so in Rechnung, dafs die dadurch erhaltenen Werthe 
x; und y, möglichst von x und y abweichen, so erhält man 
x, — 51806,4 cbmm und yı = 23548,4 cbmm. Weiter ist 
noch zu beachten, dafs in Folge der Befestigung der Stein- 
salzplatte sowie der Messingplatte vor den Enden der Röhre 
A zwischen dem Rohrende und den betreffenden Platten sich 
eine wenn auch sehr dünne Kittschicht befand, so dals also 
XXI. 5) 
