2 
benen Versuchen über den Einfluls der Temperatur auf die 
Höhen der Curven die in der zweiten Columne enthaltenen 
Gröfsen auf eine und dieselbe mittlere Temperatur von 21°C. 
redueirt wurden, so dafs man die in der vierten Columne ge- 
sebenen Zahlen bekam; die letzte Columne endlich giebt die 
zugehörigen Barometerstände auf 0° reducirt. 
Tabelle EV. 
Zeit. Höhen. Temperatur. Höhe reduc. Barometer- 
auf 21°. stand bei 0°. 
1. 27/7. 81. 2b30° Nachm. 11,8 mm DAT: 12,1 mm 729,7 mm 
2 e 3h30uulo T mni9aosgn BE nl} 12,2 „ 7293 „ 
alias APSDII 7 lladllB 20 an RT 
er. BEsOt en oe Mono: 12,5 Sldı7san I 
BEP) SE ea RE ER 
6. 28/7.81. 9 More. 119 „ 21,5, 120, 1 „ 
gr 106 ‚sshrssisgsn 521,80 _ 122 „, 7435 „ 
EWR: mAnll 0 tan 2Kn > 120 744,0 „ 
De To EN SU ON 129% TEA N.GE 
ON 3b Nachm. 11,9 „ 23,5% 122 744,6 „ 
ı ER qh a eye, 3 744,8 „ 
MER 5h „»oh18230.1519523%795 122 „ 746,7 „ 
an 6h En 280, 12,0. ao 
14. 29/7.81. &$ Morg. 12,0 „ Zu 12,0) % ZOIKOE 
Ta om. 9h RE AU PD2TL,EE N Telafbı ey TD2.ee 
ie OT 138 NENRIGT „Ok aerede u 
eier) - u Au lot 12,0 7544 „ 
isn. 12530° Nachm. 12,0, arg Mona 
aa er Tan NEN a UBS 120 9%, 754,6 „ 
zo BESTER. u ran: a 7545 „ 
BERN; Sat, Zt an. 5 12,0, 754,6 „ 
A Bstg „rieklißrn a 100 24,30, sky kann VOLferz 
EEE Ah la. en aa Te N Fr 
Diese Tabelle IV zeigt nun, wenn man die zwei mit 
einem Fragezeichen versehenen Werthe ausnimmt, als Maxi- 
maldifferenz 0,3 mm bei einer Öurvenhöhe von 12 mm, woraus 
zu entnehmen ist, dafs die Methode als eine zuverlässige und 
gut brauchbare zu bezeichnen und die Messung der Curven- 
höhe bis auf O,l mm eimerseits berechtigt, anderseits aber 
auch genügend genau ist. Weiter geht aus der Tabelle IV 
hervor, dafs der Apparat mit genügender Sicherheit und 
Constanz functionirt, indem die erhaltenen Resultate bis auf 
