— 56 — 



man ist, dafür aber durch sorgfältiges Poliren ein grofses 

 Reflexionsvermögen erhalten hat, und dessen specifische Wärme, 

 thermisches Leitungsvermögen und Masse beträchtlich ist. 



Ich habe mich nun für das zweite Mittel entschieden, 

 weil dasselbe sich besser ausführen läfst und überhaupt prak- 

 tischer sein dürfte, als das erstere. Der am häufigsten be- 

 nutzte Absorptionsapparat besteht demnach aus einer recht 

 dickwandigen, innen hoch polirten und vergoldeten Messing- 

 röhre, die auf der einen Seite durch eine ISteinsalzplatte und 

 auf der anderen Seite durch eine polirte und vergoldete 

 Messingplatte luftdicht verschlossen ist. Die Strahlen ge- 

 langen durch die Steinsalzplatte zum Gase, und werden im 

 Inneren der Röhre öfters von den Wänden reflectirt; da- 

 durch wird erreicht, dafs die Röhre sich möglichst wenig er- 

 wärmt und dafs das Gas möglichst viel von den einfallenden 

 Strahlen absorbiren kann. 



Der Absorptionsapparat steht durch eine enge Glasröhre 

 mit dem Manometer in Verbindung. Dasselbe besteht aus 

 einer sogenannten M a r e y 'sehen Trommel , einer mit einer 

 dünnen Kautschukmembran überzogenen Metallkapsel , deren 

 Hohlraum durch die soeben erwähnte Glasröhre mit dem In- 

 halt des Absorptionsapparates communicirt. Dieselbe hat sich 

 sehr gut bewährt und ich darf wohl behaupten , dafs 

 das Gelingen meiner Arbeit wesentlich durch die Wahl dieses 

 Manometers bedingt gewesen ist. Ein gewöhnliches, mit 

 irgend einer Flüssigkeit gefülltes Manometer wäre gar nicht 

 zu gebrauchen gewesen; dasselbe ist, wenn es sich um eine 

 rasche Messung von Druckänderungen bis auf Bruchtheile 

 eines Millimeters handelt, zu unempfindlich und zu ungenau. 

 Aufserdem kommt noch in Betracht, dafs nicht nur die 

 Gröfse, sondern auch der Verlauf der durch Bestrahlung im 

 Gas erzeugten Druckänderungen bestimmt werden mulste; 

 und dazu eignet sich die Marey'sche Trommel ganz vor- 

 züglich, wenn man die durch die Druckänderungen hervorge- 

 rufenen Bewegungen der Membran auf einen Hebel über- 

 trägt, der diese Bewegungen auf einen rotirenden, mit be- 

 rufstem Glanzpapier überzogenen Cy linder aufschreibt. 



