— 57 — 



Würde ich ein Flüssigkeitsmanometer angewendet haben, so 

 wäre diese Beobachtung in einigen Fällen geradezu unmög- 

 lich gewesen. Vielleicht wird man fragen, weshalb ich die 

 bei einer anderen Gelegenheit von mir eingeführte Methode 

 der Messung von Druckänderungen eines Gases mittelst 

 Spiegelablesung nicht angewendet habe; was Empfindlichkeit 

 und Sicherheit anbetrifft, steht dieselbe über der soeben be- 

 schriebenen Methode, allein es wäre mir auch damit nicht 

 immer möglich gewesen den sehr raschen Verlauf der Druck- 

 änderungen genügend genau zu beobachten. Schliefslich ist 

 noch ein nicht geringer Vorzug der graphischen Methode 

 hervorzuheben ; dieselbe liefert in sehr übersichtlicher Weise 

 die Versuchsresultate in der Gestalt von gut aufzubewahren- 

 den Curven, die sehr leicht zu jeder Zeit gemessen und 

 wieder gemessen werden können. 



Ein Bedenken könnte man allerdings gegen die Anwen- 

 dung jener Methode geltend machen; es fragt sich nämlich, 

 ob die Angaben über Druckänderungen, welche man mittelst 

 einer sich mehr oder weniger ausbauchenden Kautschuk- 

 membran und einer ziemlich bedeutenden Hebelübertragung 

 ei'hält, in der That zuverlässig und präcise genug sind. Ich 

 habe anfänglich in dieser Beziehung nicht geringe Besorgnifs 

 gehabt und habe gerade deshalb Hrn. Heine veranlafst, bei 

 seinen Versuchen besonderes Gewicht auf diese Frage zu 

 legen. Die He ine 'sehe Arbeit und nicht weniger meine 

 eigenen Erfahrungen haben aber gezeigt , dafs das Verfahren 

 bei richtiger Behandlung des Apparates und bei vorsichtigem 

 Experimentiren ein durchaus sicheres ist. In der langen 

 Zeit, während welcher ich mit dem Apparat arbeite, hat das 

 Manometer immer richtig und ohne jemals zweifelhafte An- 

 gaben zu liefern functionirt; häufig zwischen den Absorp- 

 tionsversuchen ausgeführte Calibrirungen der Trommel d. h. 

 Messungen des Verhältnisses der Erhebung der Hebelspitze 

 zu der durch ein Wassermanometer direct gemessenen Druck- 

 erhöhung ergaben, dafs eine merkliche Aenderung in der 

 Beschaffenheit der Membran auch nach längerer Zeit nicht 



