— 73 — 



die Atmosphäre führenden Weg verbunden werden. Bei der 

 Wahl der Dimensionen der Glasröhre waren folgende Ueber- 

 legungen mafsgebend : die Weite der Röhre darf einerseits 

 nicht zu gering genommen werden, weil sonst die mitunter 

 rasch verlaufenden Druckänderungen im Absorptionsapparat 

 nicht ungehindert zum Manometer fortgepflanzt werden können, 

 andererseits soll dieselbe nicht so weit sein, dafs sie eine 

 beträchtliche, der Bestrahlung nicht ausgesetzte und deshalb 

 gewissermafsen als todte Masse wirkende Gasmenge enthält. 

 Die Länge der Röhre mufs so grofs sein, dafs das darin ent- 

 haltene Gas den Inhalt des Apparates von der mit Zimmer- 

 luft gefüllten M a r e y 'sehen Trommel so gut isolirt , dafs 

 sowohl durch DiiFusion als durch die vorkommenden 

 Druckschwankungen eine Verunreinigung des im Absorptions- 

 apparat eingeschlossenen Gases mit Zimmerluft nicht statt- 

 finden kann. Diesen Anforderungen glaube ich gerecht ge- 

 worden zu sein, indem ich der Röhre eine Weite von unge- 

 fähr 0,2 cm und eine Gesammtlänge , gerechnet von C bis 

 zur Trommel, von 33 cm gegeben habe. 



Die Verbindung der Glasröhre mit der Mar ey 'sehen 

 Trommel ist durch ein Stück einer dickwandigen Kautschuk- 

 röhre hergestellt. Eine Verunreinigung des in den Absorp- 

 tionsapparat einzuführenden Gases kann durch diese, sowie 

 durch die am verticalen Schenkel der Glasröhre befestigte 

 Kautschukröhre nicht stattfinden, da, wie unten ausführlich 

 mitgetheilt werden soll, das Gas immer bei B in A eintrat 

 und folglich erst nach dem Durchstreichen durch A mit jenen ent- 

 fernt liegenden Kautschukröhren in Berührung kam. 



Eine Beschreibung der Marey 'sehen Trommel, sowie 

 des damit verbundenen Kn oll 'sehen Pantographen halte ich 

 mit Rücksicht auf die darüber in der citirten He ine 'sehen 

 Abhandlung, sowie auch an anderen Orten gemachten Mitthei- 

 lungen für überflüssig; ich möchte aber erwähnen, dafs eine 

 oftmals wiederholte Calibrirung der Trommelmembran ergab, 

 dafs eine Erhebung der Hebelspitze von 1,0 cm einer Druck- 

 erhöhung von ungefähr 1,5 cm Wasser entspricht; je nach 

 der Spannung der Membran findet man das eine Mal etwas 



