— 290 — 
Per determinare le proprietà fisiche, diremo intrinseche della 
seta, cioè la tenacità, la duttilità e l’ elasticità, si sono inventati 
varî dinamometri o serimetri, di cui il più conosciuto ed usitato 
è quello di Robinet, costruito dal meccanico Berthaud di Lione. 
Questo strumento consiste di una leva sensibile, costruita sul 
principio delle stadere romane, alla quale viene attaccato un capo 
del filo da esaminarsi; 1’ altro capo, distante 50 centim. dal primo, 
viene fissato ad un peso che discende gradatamente lungo due 
regoli metallici e cagiona in tal guisa la tensione del filo. Un 
congegno apposito serve ad arrestare il peso nel momento che av- 
viene la rottura. La leva sensibile indica il peso sotto il quale il 
filo spezzasi, ed una scala millimetrica permette di determinare la 
sua duttilità, cioè il prolungamento da esso subito in seguito alla 
tensione. Per varî motivi, per lo più inerenti alla sua costruzione, 
questo istrumento non è molto sensibile e non offre grande pre- 
cisione. 
Nell’ intendimento di istituire esatte esperienze sulle altera- 
zioni a cui vanno soggette le proprietà fisiche del filo serico per 
l’ influenza di varî agenti esterni, ideammo un nuovo istrumento, 
che in sè non è altro che un dinamometro, da denominarsi per 
l’uso al quale serve anche serimetro, ma che differisce essenzial- 
mente da quello di Robinet. Appieno soddisfatti del suo funziona- 
mento, noi ci facciamo a descriverlo, non senza aver prima ram- 
mentato con vero elogio i sigg. Fratelli F. ed E. Miiller, meccanici 
di Trieste, che si incaricarono della sua costruzione e che disim- 
pegnarono questo còmpito con quella rara maestria che essi pongono 
nell’ eseguire tutti i lavori di precisione a loro affidati. 
ll principio, sul quale-è costruito il nostro nuovo serimetro, 
è quello della bilancia a leva con bracci disuguali, colla particola- 
rità però che l’ indice indicante la tensione, serve nello stesso tempo 
quale punto di fissazione per una estremità del filo serico. L’ altra 
estremità del filo è fissa ad una spola scorrevole sur un piano 
orizzontale, sul quale trovasi incisa una scala millimetrica destinata 
alla misurazione della duttilità ed elasticità. Lo strumento trovasi 
raffigurato nella Tabella qui annessa, per la quale facciamo seguire 
una descrizione particolareggiata. 
Due regoli orizzontali, lunghi due metri, connessi assieme in 
modo da formare un telaio A, A, !), vengono sostenuti da quattro 
') Vedi la Tabella Fig. I. 
