2591 
la sua duttilità, verrà quindi indicata dall’ indice della spola €, 
dopo che la scala millimetrica 0 0,, venne spostata fino al punto 
50 della scala di riduzione 7; ammettiamo, che dopo aver eseguito 
quest’ ultimo spostamento, l’ indice segni sul punto 120 della scala 
millimetrica, si avrà l’ allungamento reale, ossia la duttilità che si 
cercava, di 20 centimetri per metro. 
Per determinare l'elasticità del filo, cioè la sua proprietà di 
| ripristinare, dopo essere stato teso, la sua primitiva lunghezza, si 
evita di raggiungere il limite della tensione, alla quale esso filo 
sì spezza. Teso che si ha il filo, p. e. con la forza di 40 grammi, 
sì fa retrocedere la spola C, sollevando il grilletto Z,, fino a che 
l indice della bilancia segna lo zero. Il filo allora non avrà più la 
lunghezza primitiva di 1 metro, ma misurerà quel di più per cui 
si distese dopo cessata la tensione. Questo allungamento che sarà 
ad esempio 5 centim. per metro, lo chiameremo persistente, per 
differirio dalla duttilità che è l'allungamento temporario del filo 
durante la tensione. L’ elasticità propriamente detta sarà quindi 
eguale all’ allungamento temporario meno il prolungamento persi- 
stente dopo cessata la tensione, cioè di 120 meno 105 centim., 
ossia di 15 centim. per metro e per la tensione di 40 gr. !) 
L’istrumento ora descritto permette di determinare le pro- 
prietà fisiche del filo serico con una esattezza che supera di molto 
quella raggiunta da altri istrumenti destinati allo stesso scopo. Esso 
serve non solo per la seta greggia, cioè innaspata colla filatura dei 
bozzoli, ma anche per il filugello ricavato dai cascami, e del paro 
è adoperabile per qualsiasi altra fibra tessile, sia essa greggia o 
filata. Potendo il contrapeso della bilancia venire regolato in modo 
che l’ indice segni per ogni divisione del quadrante 0-1,1, 10 o 50 
grammi, vi è anche la possibilità di esaminare mercè questo stru- 
mento fibre di una tenacità variabile entro limiti molto ampi. 
Riferiremo altrove estesamente sulle osservazioni intraprese 
col nuovo serimetro, e ci limitiamo per ora di accennare soltanto 
per sommi capi i risultati relativi che a nostro parere hanno un 
= 
!) Nell’ eseguire tutte queste determinazioni è necessario di porre avanti 
lo strumento una lastra di vetro, colla quale s’ impedisce che il filo risenta 
l’azione dell'umidità emanata dal corpo dell’ osservatore; il filo stesso non deve 
venire preso che per le sue estremità, e nelle osservazioni comparative conviene 
tenere conto della temperatura e della umidità dell’aria. Dati esatti si otten- 
gono soltanto con medie prese da 10 esami. 
