Die Fortschritte der mikroskopischen Technik seit 1870. 205 



tay). Gegen keine einzige dieser Einriclitung-en wäre prinzipiell auch 

 nur das Geringste einzuwenden. 



Die Richtung der Be we gun gen kann verschieden sein, das 

 heißt, man hat Mikrotome, bei welchen die Mikrometerbewegung 

 horizontal, die Schnittbewegung senkrecht stattfindet (Mi not, Cam- 

 bridge Rocking Microtome, Reinhold-Giltay), aber auch 

 solche, welche ein entgegengesetztes Verhalten zeigen (T h o m a - J u n g , 

 Schanze, de Groot). Das letztere findet man natürlich vorzugs- 

 weise bei Mikrotomen . welche für das Schneiden unter Flüssigkeit 

 eingerichtet sind. 



Übrigens läßt sich über die Art und Weise beider Bewegungen 

 noch folgendes sagen. 



Bei der M i k r o m e t e r b e w^ e g u n g ward die Ortsveränderung 

 der Mikrometerschraube auf sehr verschiedene Weise auf Objekt oder 

 Messer übertragen. Man unterscheidet hier: 1. die direkte Über- 

 tragung (Reinhold-Giltay, Schanze, de Groot), welche 

 immer mit irgendwelcher Art der Schlitten- oder Cylinderführung des 

 Objektes oder Messers verbunden ist ; 2. die Ü b e r t r a g u n g m i 1 1 e 1 s 

 geneigter Sc hlitt en führ ung. und in diesem Falle kann man 

 noch den freien Schlitten (T h o m a - J u n g , L e y s e r - R i v e t) oder die 

 feste Führung (Vinassa) unterscheiden; 3. die Übertragung 

 durch Vermittlung eines Hebels (Cambridge Rocking 

 Microtome); 4. die Übertragung mittels einer Parallelo- 

 g r a m m b e w e g u n g ( R i V e t - F r i t s c h). Von diesen Übertragungen 

 wären, aus naheliegenden Gründen, die mit freier Schlittenführung 

 und die mit Parallelogrammbewegung als prinzipiell weniger richtig 

 zu bezeichnen ; alle anderen sind von solchem Gesichtspunkte aus vor- 

 wuirfsfrei. 



Auch die Schnittbewegung kann sehr verschieden stattfinden. 

 Allererst lassen sich dabei diejenigen Fälle unterscheiden, in welchen 

 nur die Ebene der Bewegung bestimmt ist, nicht die Be- 

 wegung in der Ebene selbst (Cy lin dermikro tome mit durch- 

 löcherter Platte, über welche das Messer aus freier Hand geführt 

 wird. Gefriermikrotom nach Cathcart oder nach Hughes 

 und Lewis, auch Williams' Ice and salt Freezing Micro- 

 tome). In allen anderen Fällen ist nicht nur die Ebene der 

 Bewegung bestimmt, sondern auch die Bewegung selbst 

 in dieser Ebene. Auch hier kann man wieder zwei verschiedene 

 Fälle unterscheiden, je nachdem die Bewegung schiebend 

 (geradlinig) oder d r e h e n d (k r e i s b o g e n f ö r m i g) stattfindet. In 

 dem ersteren Falle findet man immer Schlittenführung, welche wieder 

 in einer freien (Thoma-Jung, Schanze), oder festen (Vinassa, 

 d e G r 1 , M i n o t , Reinhold-Giltay) unterschieden werden kann ; 

 die erstere bietet theoretisch natürlich wieder gewisse Nachteile. 



