I. Anzucht von Keimlingen. 15 



samt ihrem frisch befeuchteten Inhalt nach der Beschickung gewogen, 

 so läßt sich der Wcährend der Keimung eintretende Wasserverlust durch 

 periodische Nach wägungen kontrollieren und ersetzen. Der Verlust 

 ist in der Decke am größten, weit geringer im Keimbett selbst und der 

 Unterlage, die Samen selbst trocknen am spätesten aus; gewöhnlich 

 genügt also ein Besprengen der Decke mit der erforderlichen Ersatz - 

 menge, aber man wird sich freihch immer überzeugen müssen, ob nicht 

 doch Samen und Unterlage der Befeuchtung bedürfen. Zum quanti- 

 tativen Nachfüllen des Besprengungswassers bedient man sich einer 

 großen, erhöht aufgestellten, mit Wasser gefüllten Flasche, die durch 

 einen Gummischlauch a mit einem in Gesichtshöhe befindlichen Meß- 

 zylinder verbunden ist, aus welchem ein zweiter, in ein fein ausgezogenes 

 Glasröhrchen b endigender Gummischlauch c die Benetzung vermittelt. 

 Nach jeweiliger Entleerung des Meßzylinders wird derselbe durch Offnen 

 des Quetschhahnes wieder gefüllt, der den Flasche und Meßzylinder 

 verbindenden Schlauch verschließt. Am Ende des unteren, aus dem Meß- 

 zylinder führenden Gummischlauches, unmittelbar oberhalb des Glas- 

 röhrchens, ist eine Glasperle eingeschoben, welche den Schlauch ver- 

 schließt und bei einem auf sie ausgeübten Druck und bei seitlicher Zerrung 

 des Gummis gleichmäßigeren Ausfluß verbürgt als ein Quetschhahn. 

 Einen auf dem N o b b e sehen Prinzip fußenden Apparat für Keim- 

 kraftprüfungen hat J. Simon^) angegeben. Er verwendet als Keim- 

 bett ziemlich grobes Fließpapier in den Dimensionen 28x18 cm. Die 

 Blätter werden ein- oder mehreremal zweckmäßig in Briefform gefaltet, 

 wodurch Keimdecken gebildet werden, die nach oben und unten gegen 

 übermäßige Verdunstung geschützt sind. Nun bedarf der Samen je 

 nach seiner Eigenart verschiedener Grade von Feuchtigkeit; Roggen 

 und Weizen sind etwas trockener zu halten als Gerste und Hafer, Serra- 

 della braucht zum Keimen viel Wasser, Poa muß direkt naß liegen usf., 

 aber in den meisten Fällen ist ein Feuchtigkeitsgehalt von 60 — 65 — 70 % 

 im Keimbett der optimale. Beim ersten Anfeuchten geht man wegen 

 der Verdunstung etwas über dieses Maximum hinaus und hält beim nach- 

 folgenden Anfeuchten die genannten Grenzen ein. Destilliertes Wasser 

 soll nicht angewendet werden, am besten ist Brunnen- oder Leitungs- 

 wasser, welches jedoch erst Verwendung finden darf, nachdem es Zimmer- 

 temperatur angenommen hat; der Zusatz kleiner Mengen von Salzen, 

 besonders Kalinitrat und Kalziumnitrat, zum Wasser ist ebenfalls zu 

 empfehlen. Auf eine Fließpapiergröße von 28x18 cm stellt sich nach 

 den obigen Verhältnissen die zu gebende Wassermenge auf 7,5 ccm, 

 für 100 g Quarzsand als Keimbett 17,3 ccm. Der Simon sehe Apparat, 

 welcher zum genauen and wiederholten Abmessen dieser Wassermengen 

 dient, stellt eine Vereinigung mehrerer Meßbüretten verschiedener Teil- 

 größen vor (Fig. 3). Bei den drei letzten fassen die bauchig oder kugel- 

 förmig erweiterten Teilstücke jeweils bis zu den rot markierten Teilstrichen 

 die auf den ersteren ebenfalls deutlich mit roter Schrift angegebenen 

 Wassermengen (bei 15 " C), welche den zur Befeuchtung von Fließpapier- 

 oder Sandkeimmedien benötigten Quantitäten entsprechen. Die erste 

 Bürette dient zum genauen Abmessen kleiner oder größerer Mengen 

 von 5 — 250 ccm. Die vier Büretten können unterhalb des unteren Teil- 



1) J. Simon, Neue Apparate zum Gebrauch bei Keimkraftprüfungen in 

 der Samenkontrolle., Landw. Vers.-Stat. 71, 431 (1909). 



