2g I. Anzucht von Keimlingen. 



fläche hervortreten und man kann dann während des Abfheßens den 

 Sand völhg horizontal legen. Schließlich stellt man unter den Heber H 

 ein Glasgefäß R mit breiter Mündung, das mit Wasser gefüllt wird und 

 aus dem sich der Sand durch die Drainage selbsttätig befeuchtet. Der 

 Feuchtigkeitsgrad des Sandes hängt von der Höhe des Wasserspiegels 

 in R ab. Steht dieser mit der Oberfläche des Sandes in einer Ebene, 

 so steht auch das Wasser im Sande in der Oberflächenebene. Der Sand 

 saugt aber durch die in ihm wirksamen Kapillarkräfte auch dann noch 

 Wasser aus R. wenn die Wasseroberfläche in R sehr beträchtlich tiefer 

 liegt als die Oberfläche des Sandes; eine Niveaudifferenz von ca. 8 cm 

 z^^^schen Sand- und Wasseroberfläche gibt dem Sande gerade den richtigen 

 Feuchtigkeitsgehalt. Der Wasserspiegel sinkt, der Wassermenge ent- 

 sprechend, die aus dem Sande durch Verdunstung usw. verloren geht, 

 und muß täglich wieder auf die normale Höhe gebracht werden. Auf 

 den Sand, der nach und nach die Temperatur des Wasserbades annimmt, 

 werden Keimschälchen gestellt und leicht angedrückt. Es sind quadra- 

 tische poröse Tonschalen in den Dimensionen 5x6 cm und 1 cm hoch. 

 Sie sollen nach der jedesmaligen Reinigung unter Wasser aufbewahrt 

 werden, wodurch sie ihre Porosität bewahren ; sie lassen sich im Papinschen 

 Topf sehr gut sterilisieren, werden dann mit dem Blechgestell, auf dem 

 sie in den Autoklaven kommen, herausgehoben und unter Wasser ge- 

 setzt. In die herausgenommenen nassen Schälchen werden die Körner 

 geschüttet und mit dem Hornspatel gleichmäßig verteilt. Auf dem Wasser- 

 bade des Keimkastens ist ein Deckel F angeschlossen, der mit Zinkblech 

 ausgeschlagen und mit einer durch Kitt wasserdicht eingelegten Glas- 

 platte verschlossen ist. Bei geschlossenem Deckel kondensiert sich 

 der Wasserdampf, fließt in Tropfen nach hinten und wird durch einen 

 unter dem Deckel vorspringenden Blechrand dem Wasserbade zugeführt. 

 Am vorderen Ende des Apparates, wo die Glasröhren zum Vorschein 

 kommen, ist der Deckel etwas kürzer als das Wasserbad, dadurch ent- 

 steht Platz für die Röhren, die übrigens so gebogen sind, daß sie das 

 Schließen des Deckels nicht hindern. Das Sandbad wird durch den Deckel 

 völlig bedeckt, aber das Kondenswasser tropft stets in das Wasserbad. 

 Der Deckel muß zum Lüften und Abtrocknen der Proben täglich zwei 

 Stunden geöffnet werden. Mit der Zeit verstopfen sich die Filter der 

 Drainage, worauf diese umgelegt und mit neuen Filtern versehen werden 

 muß. Natürlich hängt die Zeit des Funktionierens von der Reinheit 

 des zugeleiteten Wassers ab, in der Regel ist die Funktionsdauer ein 

 halbes Jahr oder länger. In diesem Apparat ist z. B. die Beleuchtung 

 horizontal nebeneinander stehender Schälchen von oben durch die ab- 

 schließende Glasscheibe leicht möglich, was für Versuche mit licht- 

 keimenden Samen große Vorteile bietet, ferner ist die Temperatur- 

 regulierung und Durchlüftung des Apparates eine sehr gute. Wie sehr 

 es bei solchen Versuchen notwendig ist, sich einer künsthclien Licht- 

 quelle zu bedienen (der Inkandeszenzstrumpf einer Grätzinlampe liefert 

 drei Wochen hindurch fast dieselbe Lichtstärke, muß aber dann aus- 

 gewechselt w(>rden; freihch treten hier die kurzwelligen Strahlen sehr 

 in den Vordergrund — 158 Kerzen im Grün, B.'i Kerzen im Rot — während 

 bei Petroleumlicht die rotc^n dominieren), liefein die Zahlen von Weber, 

 der in der Natur in wenigen Sekunden Änderungen von lOÜ % in der 

 Lichtintensität konstatierte. So herrschten an derselben Stelle um 

 12 Uhr mittags an aufeinanderfolgenden Tagen folgende Intensitäten: 



