36 I. Anzucht von Keimlingen. 



und mittels eines zweiten, kurz unterhalb des Stöpsels endigenden 

 zweiten Glasrohres hinausleiten. Tritt das Gas bei diesem Rohre, durch 

 spezifische Reaktionen erkennbar, aus (CO 2 trübt Kalkwasser, Og läßt 

 einen ghmmenden Span aufflammen. Hg entzündet sich und brennt 

 mit heißer, nicht leuchtender Flamme, wobei natürlich mit dem Ent- 

 zünden gewartet werden muß, bis alle Luft bzw. deren Sauerstoff mit 

 Sicherheit verdrängt ist, Ng bringt einen brennenden Span zum Er- 

 löschen usw.), so ist die Glocke mit dem betreffenden Gase erfüllt. Handelt 

 es sich auch hier um teilweise Sättigung oder Mischungen mehrerer 

 Gase, so mißt man die Menge des einströmenden Gases mit Hilfe des 

 einfachen Gasmessers, welcher in der Medizin zur genauen Dosierung 

 des Chloroforms in Gebrauch ist. Ich pflege in der Weise vorzugehen, 

 daß ich zunächst das Volumen abmesse, welches durch eine oder eine 

 Anzahl Blasen des betreffenden Gases gebildet wird. Aus einem Gas- 

 entM'icklungsapparat wird ein langsamer Strom des betreffenden Gases 

 entwickelt und durch eine gewöhnliche Waschflasche bestimmter Röhren- 

 dimensionen geleitet, so daß die Blasengröße stets gleichmäßig ist (natür- 

 lich muß man sich vergewissern, daß aus der Waschflasche keine Luft 

 mehr, sondern nur das betreffende reine Gas austritt). Die gezählten 

 Gasblasen werden unter einer Sperrflüssigkeit in einem Eudiometer 

 aufgefangen und so das Volumen gemessen, welches eine bestimmte 

 Anzahl von Gasblasen einnimmt. Die Glocke wird zunächst mit einer 

 gut ziehenden Saugpumpe, eventuell mit einer Quecksilberpumpe luftleer 

 gemacht, wobei ein unter der Glocke befindliches oder vorgeschaltetes 

 Manometer den Grad der Luftverdünnung angibt. Das lange Glasrohr 

 der Glocke wird nun durch einen dickwandigen Kautschukschlauch 

 mit der Waschflasche und diese mit dem Gasentwickler verbiuiden, 

 der Schlauch ist ebenso wie der am kurzen Glasrohr der Glocke befind- 

 liche mit einem starken Quetschhahn abgeklemmt. Man läßt nun den 

 Gasentwickler in Funktion treten, während der Schraubenquetschhahn 

 des längeren Rohres so vorsichtig aufgedreht wird, daß Gasblase um 

 Gasblase zählbar eintreten kann, wobei das unter der Glocke befindliche 

 Manometer eine wünschenswerte Kontrolle über die Menge des ein- 

 tretenden Gases hefert. Auf diese Weise ist es möglich, auch Mischungen 

 von Gasen unter die Glocke zu bringen, indem man fallweise den Gas- 

 entwickler auswechselt und durch Abklemmen des Quetschhahnes 

 für jeweihges Absperren des Gasvolumens unter der Glocke sorgt. Natür- 

 hch muß die Gasentwicklung immer vorher in Gang gesetzt sein, bevor 

 man die Verbindung mit der Glocke herstellt. Hat man eine verdampfende 

 Flüssigkeit unter die Glocke gestellt, so kann man nach Abbruch des 

 Versuches durch quantitative Bestimmung des zurückgebliebenen Restes 

 der Flüssigkeit bestimmen, wieviel davon verschwunden ist, wobei 

 zweckmäßig neben die Vcrsuchsglocke mit den Pflanzen eine genau 

 gleich große, genau ebenso adjustierte, nur ohne Pflanzen gestellt wird, 

 80 daß man die Menge des jeweils im Luftvolumen der Glocke befindlichen 

 Gases als konstante Größe in Rechnung ziehen kann. Solche Versuche 

 habe ich mit Formaldehyd angestellt und beobachtet, daß aus einem 

 bestimmten Forrnaldehydquantum aus einer gleichen Flüssigkeitsmenge 

 stets ein mit der Temperatur in proportionalem Verhältnis stehendes 

 Quantum Formaldehyddampf ins Glocke nvolumen entweicht^). Aus 



1) V. (i r a f e und \j. w 1' o r t h e i m , Orientierende Untersuchungen über 



