\()Q V. Kohlensäureassimilation. 



gesättigten Wassers fließt durch seine Schwere aus dem Gefäß A nach der 

 Kammer mit der Pflanze B (diese erscheint hier nur schematisch im Quer- 

 schnitt und ist genau in Fig. 43 gezeichnet), die im Wasserbade C befindlich 

 ist und nach dem Durchströmen der Kammer von hier auf dem Wege 

 d, Y. n, K von unten in die eine oder andere der beiden 200 ccm-Pipetten 

 D und E und schließhch durch Überfließen von hier in die Meßzylinder 

 F oder G. Die Wasserpflanze wird in einer flachen, senkrechtstehenden, 

 an der Stirnseite mit Glas versehenen Kammer von ovalem Umfange 

 18 cm lang, 11 cm breit untergebracht, deren Rand mit einem schmiede- 

 eisernen Band von 14 qmm Breite versehen ist; in dieses sind die rück- 

 wärtige und vordere Glasplatte , welche die Kammer bilden , durch 

 eine Wachs -Harz -Vaselinmischung fest eingekittet, die rückwärtige 

 dauernd, die vordere zum Herausnehmen eingerichtet. Die Kammer 

 enthält ein aus Silberdraht gefertigtes Netz mit 6 mm breiten Maschen, 

 welches gegen die Rückseite der Kammer lehnt und an welches die Ver- 

 suchspflanze mit Draht befestigt ist. Alle mit Wasser in Berührung 

 stehenden Metallteile sind aus Silber und überdies mit Wachs überzogen. 

 Der Eisenrand der Kammer ist durch das Einlaßrohr b an seinem untersten 

 und das Auslaßrohr d an seinem höchsten Punkte durchbrochen, nahe 

 dem letzteren ist eine Öffnung für ein Thermometer zur Messung der 

 Innentemperatur. Unmittelbar über dem Einlaßrohr befindet sich ein 

 Siebplättchen, welches die Einlaßöffnung überquert und bewirkt, daß 

 das einfließende Wasser nicht im Strahl herabfällt, sondern nach allen 

 Richtungen zerstäubt. Der tatsächhche Abfall des Wasserstromes bei 

 seinem Weg durch den Apparat ist durch die Niveaudifferenz zwischen 

 der Mündung des mittleren Rohres der Mariotte sehen Flasche A 

 und der oberen Mündung der Pipetten E und D gegeben, wo das Wasser 

 überfließt; in der Stunde passieren ca. 300 ccm den Apparat; die Ge- 

 schwindigkeit des Stromes wird durch die Meßzylinder gemessen, welche 

 das überfließende Wasser aufnehmen; und jede Unregelmäßigkeit des 

 Stromes kann durch Heben oder Senken der Pipetten bzw. des Brettes, 

 an dem sie befestigt sind, bewirkt werden. Das kupferne Wasserbad 

 wird durch einen Thermoregulator auf konstanter Temperatur gehalten, 

 in der vorderen Wand des Bades ist ein breites Glasfenster J zur Er- 

 hellung der Assimilationskamraer eingelassen und durch einen starken 

 Strom kalten Wassers vor der Erwärmung durch den Brenner des Bades 

 bewahrt. Dieses Kühlwasser befindet sich in dem Glasmantel J — N. 

 Das COg-Gas war aus Marmor und Salzsäure entwickelt, gewaschen 

 und das Wasser durch andauerndes Schütteln mit dem Gas gesättigt. 

 Die entsprechend verdünnte COg-Lösung wurde in die Flasche A ein- 

 gefüllt, von wo sie durch das Rohr b nach der Kammer B abfließt. Da- 

 durch wird durch die mittlere Röhre V Luft in die Flasche eingesogen 

 und nach dem Prinzip der Mariotte sehen Flasche ist der Betrag 

 des ausfHeßenden Wassers konstant und unabhängig von dem Niveau 

 der Flüssigkeit in der Flasche. Um die eintretende Luft mit ebensoviel 

 Kohlen.säure zu beladen, wie die Lösung in der Flasche enthält, passiert 

 diese vor dem Eintreten den Kohlensäureentwickler S, in welchem Salz- 

 säure bestimmter Stärke zu Marmor tropft, um den Entwickler bei T 

 als neutrale Flüssigkeit zu verlassen. Der größte Vorteil der ganzen 

 Methode beruht in der Bestimmung des Betrages der gelösten Kohlen- 

 säure in einer I-*rohe der Flüssigkeit, die von A zur assimilierenden Pflanze 

 nach B fließt und in einer Probe der nach D oder E nach dem Kontakt 



