V. Kohlensäureassiniilation. 107 



mit der Pflanze abfließenden Flüssigkeit. Es werden immer Proben 

 von 200 com benutzt und für die erste Prüfung aus der Zuflußflasche 

 durch die Röhre w in die 200 ccm-Pipette W zu einer bestimmten Zeit 

 abgezogen, für die zweite Probe 200 ccm der Flüssigkeit in D oder E. 

 Der Dreiweghahn K und die Ausschaltung der Kautschukverbindung 

 bei h oder i gestattet den überfließenden Wasserstrom in die eine oder 

 andere Pipette zu lenken, um Proben zu entnehmen. Die Prüfung ge- 

 schieht maßanalytisch durch Zufügung einer bestimmten Menge titrierter 

 Barytlösung zur Absättigung der Kohlensäure und Rücktitrieren des 

 Überschusses durch gestellte Salzsäure. Die durch das Abziehen der 

 Flüssigkeit leer gewordene Pipette muß, damit die Zirkulation des Stromes 

 nicht gestört werde, mit einer anderen Flüssigkeitsmenge gefüllt werden, 

 das geschieht aus dem Flüssigkeitsreservoir X mit Wasser, welches 

 ca. 7 % Alkohol und etwas Methylenblau enthält. Das geringere spezi- 

 fische Gewicht dieser Flüssigkeit ermöglicht es, dieselbe in die Pipette 

 bis zum Rande des einfließenden Stromes der eigentlichen Flüssigkeit 

 einzufüllen, ohne sie damit zu mischen. Die verschiedene Farbe ermöglicht 

 es überdies, die beiden auseinander zu halten und zu beurteilen, wann 

 die Zusatzflüssigkeit abgeflossen ist, worauf eine neue Analyse ein- 

 setzen kann. Wenn der Inhalt beider Pipetten, sobald die blaue Flüssig- 

 keit völlig übergetrieben worden war, für die Analyse abgezogen wurde, 

 kann die Flüssigkeit der ganzen Kammer schließlich auf ihren CO 3- Gehalt 

 untersucht werden. Wenn der Strom 300 ccm pro Stunde fördert und 

 jede Pipette 200 ccm faßt, kann alle 40 Minuten eine Analyse ausgeführt 

 sein. In der Praxis ist eine Analyse pro Stunde genügend, die restlichen 

 20 Minuten tropft die Lösung unbenutzt in die Meßzylinder. Sowohl bei 

 infolge höherer Temperatur starker Assimilation als bei Überschuß an 

 CO 2 entwickeln sich große Gasblasen, welche niemals allein aus Sauer- 

 stoff bestehen und demnach ein unrichtiges Bild von der Assimilations- 

 intensität geben würden; aber auch die Verminderung der Kohlensäure 

 würde kein richtiges Maß geben, weil Kohlensäure aus der Kulturlösung 

 physikalisch in die Blasen hineindiffundiert. Dieser physikalische Ver- 

 lust muß also in Rechnung gezogen und vom physiologischen Kohlen- 

 säureverbrauch abgezogen werden. Zu diesem Zweck werden die von der 

 Pflanze abgegebenen Gasblasen von der Flüssigkeit getrennt, gesammelt 

 und zu Zeiten mittels des Ventils bei Y und des Gassammlers Z aufgefangen. 

 Der Wasserstrom geht nach Verlassen der Assimilationskammer bei d 

 unmittelbar durch die hohle Metalltrommel Y, welche auf dem Wege 

 nach dem Ausflußrohr n liegt. Diese Trommel enthält die Auslaßröhre e, 

 durch welche das über das Wasser aufsteigende Gas, und nur dieses 

 allein, nach dem Gassammeigefäß g abgezogen wird. Z ist mit einem 

 Quecksilbergefäß in Verbindung, das gesenkt wird, so daß durch / eine 

 starke Saugung geübt wird, die das Gas nach dem Ventil am oberen 

 Ende der Trommel treibt. In der Trommel befindet sich ein sehr leichter, 

 hohler Metallschwimmer; ist die Trommel voll Wasser, dann schwimmt 

 der Schwimmer so hoch als möglich empor und drückt eine kleine, an 

 einem geölten Seidenfaden beweglich aufgehängte Metallscheibe gegen 

 die Kante des Auslaßrohres und verhindert so irgendein Entweichen 

 von Wasser in der Richtung e /. Wenn eine bestimmte Gasmenge aus 

 der Kammer aufgefangen worden ist, sinkt der Schwimmer durch sein 

 eigenes Gewicht , und die Scheibe fällt und gestattet ein Aussaugen 

 des Gases durch e, bis das steigende Wasser Schwimmer und Scheibe 



